10 
OBSERVATIONS 
Il convient donc de s’en tenir à la correction primitive -f- 0 mm ,46. jusqu a ce que de 
nouvelles comparaisons soient venues déterminer exactement l'état du baromètre. Cette 
correction totale comprend la dépression due à la capillarité, l'erreur du thermomètre 
et celles qui pourraient provenir d’autres imperfections de l'instrument. 
Il est nécessaire de faire remarquer qu après le dernier lavage, on s’est aperçu de la 
présence de quelques bulles d'air très-petites dans la chambre barométrique: la colonne 
étant restée intacte pendant les diverses opérations qu’a subies l’instrument, il est à pré¬ 
sumer que cet air n'a pu s’y introduire que progressivement, en dissolution dans Je 
liquide impur de la cuvette et par les oscillations du baromètre. Toutefois, son influence 
sur les lectures doit être infiniment petite, par suite de la grande capacité de la chambre. 
Les hauteurs barométriques sont inscrites dans les tableaux, telles quelles ont été obte¬ 
nues par l’observation, mais après avoir été réduites à 0° centigrade. 
D’après un nivellement exécuté en 1853, on avait admis que la cuvette du baromètre 
se trouvait à 59 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Il a été reconnu depuis 
que cette altitude n’est que de 56' n ,5'6 ('). 
Température de l’air. — La température a été déterminée par un thermomètre Fah¬ 
renheit (de Newman), dont les indications, réduites à l’échelle centigrade, sont trop basses 
d’un dixième de degré; de sorte que tous les nombres du tableau doivent être augmentés 
de 0,1. Cet instrument indique, en même temps que les températures des différentes épo¬ 
ques du jour, les deux températures extrêmes, au moyen d’index que l'on descend chaque 
jour à midi. Le thermomètre est suspendu librement au nord et à l’ombre, sans avoir 
de communication ni avec les murs ni avec les fenêtres, à la hauteur de 3 mètres environ 
au-dessus du sol. 
Humidité de l’air. — L’état hygrométrique de l’air a été observé au moyen du pyschro- 
mètre d’August. Les observations ont été calculées d’après les tables de Stierlin; on en a 
déduit la tension de la vapeur contenue dans l’air et Y humidité relative, ou le rapport 
de la quantité de vapeur contenue dans l’air à celle qu’il pourrait contenir à la tempéra¬ 
ture actuelle. 
Pluie, neige, etc. — Deux udomètres sont placés sur la terrasse, au sud des bâtiments 
de F Observatoire. Les récipients présentent une surface rectangulaire de 1 décimètre sur 2 : 
le premier, destiné à recueillir la pluie, a la forme d’une pyramide quadrangulaire ren¬ 
versée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour 
former un rebord de 2 centimètres de hauteur; Je second récipient , plus spécialement 
0) Voyez la Note sur l'altitude de l’Observatoire royal de Bruxelles, dans YAnmiaire de 185C. 
pp. 240-250. 
