56 
OBSERVATIONS 
RÉSUMÉ 
Des observations météorologiques faites à Stavelot, en 1808 : 
Par M. G. DEWALQUE, 
Correspondant de l’Académie royale de Belgique. 
Pression atmosphérique. — Le baromètre qui a servi à ces observations est à niveau 
constant et porte le n° 284 d’Ernst. De nombreuses comparaisons faites à l'Observatoire 
royal de Bruxelles ont montré que ses indications exigent une correction additive de 
0 mm ,405 pour donner la hauteur absolue. Les nombres contenus dans le tableau, après 
avoir été ramenés à zéro de température, ont subi cette correction qui renferme la dépres¬ 
sion due à la capillarité, l’erreur possible du zéro du thermomètre et celles qui pourraient 
provenir d’autres imperfections de l’instrument. 
Ce baromètre, placé dans un appartement dont les variations diurnes de température 
sont peu étendues, est, cette année, à 2 m ,80 au-dessus de sa position des années précé¬ 
dentes : ce déplacement a demandé une correction additive de 0 mm ,250, pour que les 
observations pussent être rapportées aux observations antérieures : c’est ce qui a été fait. 
J’adopte donc 288 m ,6 pour l’altitude de la cuvette correspondant aux chiffres donnés 
dans le tableau ('). 
Température de l’air. — Les instruments sont librement suspendus dans l’embrasure 
d’une fenêtre exposée au N.-E., garantis des rayons du soleil levant par des panneaux 
doubles, abrités du rayonnement et de la pluie par un toit en verre et élevés de deux 
mètres environ au-dessus du sol. 
La température de l’air a été observée au moyen d’un thermométrographe de Bunten. 
comparé à celui de l’Observatoire royal de Bruxelles et ayant déjà servi les années précé¬ 
dentes. Les corrections nécessaires ont été faites. Les extrêmes ont été annotés chaque 
(') Voir le Résumé des observations météorologiques de 1855, p. 28, noie, dans le tome XXIX des 
Mémoires de VAcadémie. 
