34 
OBSERVATIONS 
RÉSUMÉ 
Des obsey'vations météorologiques faites à Stavelot, en 1859, 
Par M. G. DEWALQUE, 
Correspondant de l’Académie royale de Belgique. 
Pression atmosphérique. — Le baromètre qui a servi à ces observations est à 
niveau constant et porte le n° 284 d’Ernst. De nombreuses comparaisons faites à 
l’Observatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indications exigent une cor¬ 
rection additive de 0 mm ,403, pour donner la hauteur absolue. Les nombres contenus 
dans Se tableau, après avoir été ramenés à zéro de température, ont subi cette 
correction, qui renferme la dépression due à la capillarité, l’erreur possible du zéro 
du thermomètre et celles qui pourraient provenir d’autres imperfections de lin- 
strument. 
Ce baromètre est placé dans un appartement dont les variations diurnes de tem¬ 
pérature sont, comme les années précédentes, peu étendues. Le nombre 288 m ,6 a été 
adopté pour l’altitude de la cuvette correspondant aux chiffres donnés dans le tableau (‘). 
Température de l’air. — Les instruments sont librement suspendus dans l’em¬ 
brasure d’une fenêtre exposée au N.-E., garantis des rayons du soleil levant par des 
panneaux doubles, abrités du rayonnement et de la pluie par un toit de verre et 
élevés de deux mètres environ au-dessus du sol. 
La température de l’air a été observée au moyen d’un thermométrographe de 
Bunten, comparé à celui de l’Observatoire royal de Bruxelles et ayant déjà servi les 
années précédentes. Les corrections nécessaires ont été faites. Les extrêmes ont été 
annotés chaque jour à midi et inscrits au jour de l’observation ; les minima ont été 
rapportés à l’échelle des maxima. 
(') Voir le Résumé des observations météorologiques de 1855, p. 28, note, dans le tonie XXIX des 
Mémoires de VAcadémie. 
