Oliveira Pinto: Badio-activitè des eaux minérales 
81 
de la radio-activité des produits successifs de l’activité induite (radium 
B, 0, D...). 
Lorsque tous ses facteurs parviennent à s’équilibrer, c’est-à-dire 
lorsque les produits qui se forment à chaque instant aux frais de l’éma¬ 
nation se détruisent entre eux, le courant cesse alors d’augmenter et 
commence à diminuer selon la loi caractéristique du radium; 3 heures 
après que l’émanation a été recueillie le courant arrive au maximum; 
puis, il commence à diminuer de telle sorte que de 4. en 4 jours il dimi¬ 
nue de moitié. 
Ces considérations que je viens d’exposer, suffisent à mettre en 
lumière l’importance absolue de faire les mesures de la radio-activité 
des eaux minérales aux sources mêmes et par ébullition complète. C’est 
la méthode suivie par beaucoup d’expérimentateurs; c’est celle que j’ai 
suivie moi-même dans les mesures que j’ai faites des eaux de Yidago, 
Sabroso, Pedras Salgadas, etc. 
La méthode allemande, de mettre l’eau qu’on veut étudier en pré¬ 
sence d’un volume d’air déterminé dans lequel l’émanation est diluée 
jusqu’à ce qu’on obtienne l’équilibre, cette méthode, dis-je, me paraît 
moins précise et un peu compliquée. Je sais bien cependant que les 
savants qui se servent de cette méthode, tels que Mâche, Engler, 
Schmidt, Sieveking, etc., prennent des précautions pour se mettre à 
l’abri de toute manque de précision. Quant à moi, j’ai donc suivi la 
méthode de l’ébullition complète de l’eau, dont j’ai par conséquent en¬ 
traîné toute l’émanation dans l’appareil destiné à mesurer cette dernière. 
A cet effet je me suis servi des appareils de Danne et de Wulf. 
Voici la description sommaire de l’appareil de Danne (i). 
Il se compose de trois parties essentielles: un bouilleur, un doseur- 
sécheur, un électroscope de mesure. 
a) Bouilleur. — Il est destiné à chasser par ébullition l’émanation 
en dissolution dans l’eau ou les liquides. Il est constitué par un réci¬ 
pient en métal nickelé a (Fig. 1) surmonté d’un réfrigérant énergique 
également en métal b. L’eau est portée à l’ébullition au moyen d’une 
forte lampe à alcool c; un tube latéral d, fermé à sa partie supérieure par 
un robinet, plonge dans le liquide. L’air peut pénétrer en temps voulu 
par ce tube et provoque un barbotage destiné à chasser les dernières 
traces d’émanation' contenues dans l’eau ou dans le réfrigérant. 
b) Doseur-sécheur . —• Les gaz qui arrivent du bouilleur par le 
tube e sont desséchés sommairement sur une colonne de chlorure de 
calcium f facilement interchangeable; puis pénètrent, au travers du 
robinet g , dans un récipient primitivement plein de mercure h. Le réci- 
L; ~ ' y / 
(') Je ne fais que transcrire la description que le constructeur en donne 
dans son prospectus. 
