278 
rein za isolieren, er bat dessen spektroskopisches Verhalten genau 
beschrieben and dessen Absorptionsverhältnisse im Ultraviolett ge¬ 
nau charakterisiert. Das Cholehämatin war ihm damals unbekannt. 
Auf Grund dieser Beschreibungen des optischen Verhaltens des 
Phylloerythrins hat dann Gamgee, der Phylloerythrin niemals in 
den Händen hatte, der aber Mac-Munn’s Arbeit in Erinnerung 
hatte, brieflich die Überzeugung ausgesprochen, daß beide Substan¬ 
zen identisch sind. Durch Gam gee’s Äußerung veranlaßte Unter¬ 
suchungen haben dann auch diese vermutete Identität beider Sub¬ 
stanzen, sowie auch die Frage des Bilipurpurins aufgeklärt. 
Bezüglich der spektralanalytischen Methode, deren wir uns be¬ 
dienen, mögen hier einige Einzelheiten folgen. 
Wir haben zwei Spektralapparate zu unserer Verfügung, und 
zwar ein ganz einfaches Instrument, sog. Kensington Type von 
Hilger in London und ein den Wünschen Eines von uns ent¬ 
sprechend konstruiertes Polarisationspektrometer von F u e s s in 
Steglitz, welches so gebaut ist, daß die Polarisationsvorrichtungen 
mit Leichtigkeit entfernt werden können, wodurch ein äußerst ge¬ 
naues Spektrometer resultiert. Die Prismen sind in keinem Apparat 
fix angebracht, sondern können nach Belieben ausgewechselt wer¬ 
den. Wir bedienen uns je nach den Umständen zweier verschiede¬ 
ner Flintprismen, eines Borsilikatprismas mit sehr geringer Disper¬ 
sion und wir haben außerdem ein Cornu’sches Quarzprisma, wie 
auch Fluoritprisma (von Fuess) zu unserer Verfügung. Beide In¬ 
strumente dienen zur subjektiven Beobachtung. Die meisten Mes¬ 
sungen werden mit Hilfe des einfachen Hilger’schen Instrumen¬ 
tes ausgeführt, welches aber dadurch einen hohen Präzisions¬ 
grad erreicht, daß es mit einem Mikrometerokular versehen wird, 
dessen,, thread “ OUI Inch (englisch. Zoll) beträgt. Das Okular ist 
mit einer 4-Volt-Lampe versehen, welche ermöglicht, die Fäden 
auch in dem stark gebrochenen Teil des Spektrums, sowie auch in 
der Nähe des Infrarots genau einzustellen. Die Kalibrierung der 
Prismen geschah von uns selbst. Es wurden hinzu die Linien: K a , 
Na, TI, Li, H a , Hß, H v sowie die sehr hellen Heliumlinien des 
schwächer gebrochenen Teiles des Spektrums angewandt. 
Außer den obigen Apparaten besitzt das Institut ein vorzügliches 
Quarzspektrograph von Hilger in London. Bei demselben wurden 
alle Momente berücksichtigt, welche nach den Forschungen der 
Spezialisten dieses Gebietes notwendig sind, um eine möglichst gute 
