397 
ten sind ebenfalls in polnischer Sprache in den Abhandlungen der 
Krakauer Akademie der Wissenschaften erschienen. 
Erklärung der Tafeln. 
Taf. XIX. (Fig. 1). 
a) Eiserne Flasche des Natterersehen Apparates, mit flüssigem 
Äthylen gefüllt, umgeben mit einer aus Eis und Kochsalz 
bestehenden Kältemischung. 
b) Kühlgefäß, gefüllt mit der Thilorierschen Kältemischung. 
c) Wasserstoffthermometer. 
d) Glasgefäß, bestimmt zur Aufnahme des flüssigen Äthylens. 
e) Starkwandige Glasröhre zur Verflüssigung der permanenten 
Gase. 
f) Eiserne Natter er sehe Flasche, gefüllt mit Sauerstoff oder 
mit einem anderen permanenten Gase unter einem Druck von 
zirka 60 Atm. 
g) Metallröhre zur Verbindung des Apparates mit der Luftpumpe. 
Nähere Beschreibung des Apparates befindet sich in Wiede¬ 
manns Ann. d. Phys, und Chem., 31 . 58 — 74. 1887. 
Taf. XX. (Fig. 2). 
a) Stahlflasche von 10 Liter Fassungsraum zur Aufnahme des 
unter 100 Atm. komprimierten Sauerstoffs. 
b) Kleinere Stahlflasche mit komprimiertem Wasserstoff, welcher 
beim Messen sehr niedriger Temperaturen durch den flüssi¬ 
gen Sauerstoff durchgeleitet wurde. 
c) Glasgefäß zur Aufnahme des flüssigen Äthylens. 
d) Stahlzylinder zur Verflüssigung des Sauerstoffs. 
e) Glasgefäß zur Aufnahme des flüssigen Sauerstoffs unter atmo¬ 
sphärischem Drucke. 
f) Wasserstoffthermometer. 
g) Kühlgefäß zur Aufnahme der Thilorierschen Kältemi¬ 
schung. 
h) Stahlflasche von 3 Liter Inhalt mit flüssigem Äthylen. 
i) und k) Metallröhren zur Verbindung des Apparates mit den 
Vakuumpumpen. 
