652 
périènces et des essais fait par d’autres, j’eus l’idée de construire 
une platine-balance qui me donna de brillants résultats même avec 
de forts grossissements. La platine-balance donnerait cependant de 
meilleurs résultats si elle était fixée directement au statif et j’espère 
qu’à l’avenir on construira des statifs spéciaux pour les microsco¬ 
pes à platine-balance. La platine-balance fixée à un statif a cet 
avantage sur les platines connues jusqu’à présent qu’elle n’exige 
pas de corrections, souvent difficiles, toujours absorbantes. Car si 
les parties du microscope sont toujours posées avec exactitude afin 
que l’axe optique du tube se croise avec l’axe horizontal autour 
duquel oscille la platine-balance et qui passe par le centre de l’ob¬ 
jet observé, d’autres corrections sont superflues. L’emploi constant 
du porte-objet d’une épaisseur fixe, d’un millimètre par exemple, 
écarte toutes les corrections concernant son épaisseur. Enfin, l’em¬ 
ploi d’une vis micrométrique conforme aux balancements de la platine 
supprime tous les tremblements et les irrégularités des balancements 
des platines de constructions différentes. 
La forme la plus commode de la platine-balance est ronde, tour¬ 
nant autour de l’axe optique du microscope. Une platine pareille 
permet de tourner la préparation observée, sans la déplacer sur la 
platine, si l’objet se trouve dans le centre du champ du microscope. 
Cette platine vue d’en haut est représentée sur la fig. 1. Elle se 
compose d’un anneau, DD. dans lequel se trouve un disque rond 
BD. avec une ouverture F ronde découpée au milieu pour laisser 
passer les rayons de lumière. Dans cette ouverture on peut fixer 
un verre avec une lentille hémisphérique L collée au centre du 
verre en dessous. C’est cette lentille qui supprime l’aberration. Le 
disque s’appuie sur l’axe qui passe par le centre du champ du mi¬ 
croscope et est fixé par ses deux bouts à deux petits manchons CG 
sur l’anneau extérieur DD. Le disque oscille à droite et à gauche 
sur son axe qui se continue à travers le centré de la vis micro¬ 
métrique du microscope G. Ses déflexions s’opèrent à l’aide de la 
vis micrométrique tangente E : placée dans l’anneau extérieur de la 
platine. Cette vis tourne à l’aide du bouton qui porte des divi¬ 
sions égales. Lorsqu’on tourne le bouton d’un côté ou de l’autre, le 
plan du disque s’incline à droite ou à gauche jusqu’à un certain 
angle avec l’horizon. On peut indiquer l’angle d’inclinaison à l’aide 
des divisions du bouton. Celles-ci sont calculées de manière qu’un 
pas de vis corresponde à trois degrés d’inclinaison. 
r, 
