654 
dispensable de laisser un espace libre aux balancements du disque 
qui n’auraient pu avoir lieu si l’anneau et le disque étaient de la 
même épaisseur. Comme la figure l’indique, le disque, en s’incli¬ 
nant et en prenant la position B'B', a une amplitude de 9° en comp¬ 
tant à partir de la position horizontale. Il jouit de la même am¬ 
plitude en s’inclinant dans la direction opposée jusqu’à la position 
B"B". En somme, le disque décrit une amplitude de 18°. 
Le point le plus important est la construction de l’axe autour 
duquel le disque oscille. Afin de pouvoir tourner l’objet observé et 
l’étudier à droite et à gauche, il est indispensable que l’axe du dis¬ 
que passe par le centre de l’objet observé. Comme l’objet se trouve 
sur le porte-objet AA, l’axe doit passer par son plan. Il faut donc 
se servir pour la platine-balance d’un porte-objet d’une épaisseur 
fixe d’un mm. La fig. 2 indique précisément que l’axe du disque, 
qui est fixé par les deux bouts à deux manchons CC qui reposent 
sur l’anneau DD, passe d’un millimètre au-dessus du plan du dis¬ 
que, c’est-à-dire au-dessus du plan du porte-objet AA. 
Si l’on veut observer sur la platine-balance un objet à fort gros¬ 
sissement ou bien en faire une photographie stéréoscopique, il faut 
le placer, comme préparation, sur le porte-objet à l’endroit où l’axe 
optique du microscope se croise avec l’axe sur lequel la platine 
oscille. Dans ce but, il faut placer à la main le porte-objet avec la 
préparation sur la platine, de sorte qu’il se trouve au milieu du 
champ visuel. Ceci se fait à un faible grossissement. Ensuite, à l’aide 
de deux valets qui se trouvent dans les ouvertures HH, il faut fixer 
le porte-objet à la platine. Les valets ne doivent pas presser le porte- 
objet contre la platine, afin qu’on puisse le déplacer facilement sur 
celle-ci. Puis on pose la surplatine à chariot mobile et on la fixe 
