1060 
konzentriert, zerlegt und als ein schmales monochromatisches Bün¬ 
del durch einen symmetrischen zweiten Spalt und die Linse (L 2 ) 
in ein Michelson’sches Interferometer 1 ) geworfen. Das Interferome¬ 
ter, dessen beide Spiegel S 2 ) je 60 cm von der halbversilberten 
schrägen Platte entfernt sind, ist auf „Nullstellung“ gebracht und so 
justiert, daß im weißen Lichte bunte vertikale Streifen, „Kurven 
gleicher Dicke“ im Gesichtsfelde erscheinen. Bei Benützung ein¬ 
farbigen Lichtes wird diese Stellung dadurch erkennbar, daß eine 
Verschiebung des Spektrums vor dem symmetrischen Spalte vom 
äußersten Rot bis zum äußersten Violett keinerlei Verschiebung der 
Interferenzstreifen verursacht. In jedem der beiden Arme des In¬ 
terferometers befindet sich je ein 50 73 cm langes, zirka l 1 / 2 cm 
weites, mit planparallelen Platten luftdicht verschlossenes und mit 
der Pumpe verblasenes Rohr (R ± , R 2 ). Beide Rohre können durch 
Hähne abgeschlossen werden. Eines von ihnen (Rj) besitzt eine Zu¬ 
leitung, die mit einem U-förmigen Manometer und mit zwei durch ein 
Kapillarrohr getrennten Trockengefäßen versehen ist. Das Manome¬ 
ter besitzt eine Millimeterskala, die in dem benutzten Gebiete mit 
dem Normalmeter verglichen und bis auf l /io m /m übereinstimmend 
gefunden wurde. Während des Versuches ist das Rohr R^ ebenso 
wie ein ihm unmittelbar anliegendes Thermometer gut in Watte 
eingewickelt. In der Zuleitung zur Pumpe befindet sich endlich ein 
G e i ß 1 e r-rohr, das als Vakuummeter benutzt wird. Die Röhren kön¬ 
nen bis auf Kathodenstrahlen-Vakuum ausgepumpt werden und hal¬ 
ten über 48 Stunden lang dicht. Vor Beginn der Beobachtungen 
wurde der Monochromator, dessen zwei Prismen auf meßbar dreh¬ 
baren Tischen stabil befestigt sind, mehrmals sorgfältig geeicht. 
Indem man nämlich den symmetrischen Spalt durch ein Okular 
mit Fadenkreuz ersetzte, konnte man den Apparat wie ein gewöhn¬ 
liches Spektroskop handhaben und bestimmte die Lage von 12 Li¬ 
nien in dem benutzten Spektralbezirke. 
Der Gang der Untersuchungen war kurz folgender: Nachdem 
die beiden Rohre ausgepumpt, mit dem zu untersuchenden Gase 
durchgespült und wieder ganz ausgepumpt worden waren, suchte 
man die Nullstellung der Spiegel des Interferometers auf. Dies 
erreicht man leicht, indem man das Fadenkreuz zwischen die bei- 
*) Der Apparat ist von der Firma A. H il g er Ltd., London sehr sorgfältig 
ausgeführt worden und hät sich als sehr brauchbar erwiesen. 
