SUR DIFFÉRENTS CORPS SIMPLES. 
37 
De cette façon la vis sans fin de la planchette de gauche fait avancer ou 
reculer, de gauche à droite, le brûleur ou le dard placé sur elle, tandis que 
la rotation imprimée à la vis sans fin qui s’engage dans l’écrou fixé à la 
planchette de droite fait avancer ou reculer de droite à gauche le porte-objet 
qui est déposé sur elle. 
Le pas des vis étant très fin, un millimètre au plus, on peut amener, avec 
une grande précision, dans l’axe du collimateur du spectroscope, les radia¬ 
tions de la vapeur incandescente qu’on veut produire pour les soumettre à 
l’analyse prismatique. 
Ce dispositif permet de mouvoir soit la flamme, soit le porte-objet, sans 
que l’observateur quitte des yeux l’oculaire du spectroscope, ce qui est 
indispensable lorsqu’il ne dispose que de petites quantités de matière, qu’il 
travaille seul pour ne pas altérer la pureté relative de l’air, et enfin qu’il 
veut se mettre à l’abri de l’erreur qui résulte de la position d’une raie 
provenant du mouvement transversal de la flamme. 
L’expérience m’a démontré que, pour se mettre absolument à l’abri d’un 
spectre continu, il est indispensable de se soustraire complètement aux 
radiations du porte-objet amené à l’incandescence. Ces radiations se propagent 
plus loin qu’on le pense généralement. Dans bien des cas elles s’élèvent 
au-dessus du support au delà de 2 centimètres. On atteint à ce résultat 
en introduisant le composé dans la flamme à deux centimètres au moins au- 
dessous du niveau de la fente destinée à laisser passer les radiations et en 
disposant devant la fente du collimateur des feuilles de platine mobiles qu’on 
écarte ou qu’on rapproche à volonté suivant la hauteur du faisceau lumineux 
qu’on veut laisser pénétrer par la fente. Du reste, beaucoup de spectroscopes 
sont actuellement munis d’un dispositif remplissant ce but, et notamment les 
grands instruments construits par M. Hilger. 
Je me suis déjà suffisamment expliqué sur le brûleur de Bunsen; je puis 
donc me dispenser d’en parler de nouveau. 
Du chalumeau. — Quant à l’appareil employé pour obtenir soit la flamme 
de l'hydrogène ou le dard aérhydrique, ou le dard oxyhydrique, ou le dard 
aércarbohydrique, ou le dard oxycarbohydrique, il a consisté dans un tube 
