240 RECHERCHES CHIMIQUES ET ÉTUDES SPECTROSCOPIQUES 
D’après ma longue expérience, ce système permet de faire des lectures 
exactes au moins au dixième, et avec de l’habitude, au vingtième d’une 
division du cadran, celte division n’eût-elle qu’un millimètre d’étendue. J’ai 
eu constamment recours à ce système de lecture, non seulement à cause de 
la rapidité de son exécution, mais surtout parce qu’il dispense de toucher à la 
lunette du speclroscope, dont les mouvements risquent d’entraîner le dépla¬ 
cement du micromètre. 
Pour obtenir la fixité de position la plus grande possible de la raie thal- 
lique, j’ai été obligé de substituer à la flamme d’une lampe le dard que 
Ton obtient en brûlant, sous pression constante de 2 à 3 centimètres d’eau 
à l’aide du chalumeau employé par M. Malthey pour la soudure aulogé- 
nique du platine, un mélange en proportion convenable de gaz de l’éclairage 
et d’air atmosphérique emmagasinés séparément sous l’eau dans de grands 
gazomètres. 
En adaptant au chalumeau, muni de ses robinets de réglage de gaz, un 
ajutage de platine percé d’une ouverture d'un demi-millimètre de diamètre, 
on peut à volonté obtenir un dard vertical , immobile (grâce à l’emploi 
d’écrans), de sept à dix centimètres de hauteur et de cinq à six millimètres 
de diamètre, coloré en bleu foncé ou en bleu pâle, suivant le volume de l’air 
mêlé dans le chalumeau au gaz de l’éclairage et la pression sous laquelle les 
gaz s’écoulent. J’ai fixé le chalumeau sur un support à crémaillère et j’ai 
porté celui-ci sur la planchette gauche placée sur l’établi portant le spec- 
troscope. J’ai décrit cette planchette dans l’introduction de mes Recherches 
spectroscopiques. 
Le chalumeau a été disposé devant le collimateur de manière à faire coïn¬ 
cider exactement le bord droit du dard avec l’axe du collimateur. J’ai réalisé 
cette coïncidence en recherchant la position dans laquelle on aperçoit dans 
l’espace spectral, un commencement de spectre continu par l'introduction 
d’une boucle en fil fin de platine dans le dard. Après avoir réglé la cinquan¬ 
tième division du micromètre du speclroscope Sleinhei! sur le D des raies de 
von Fraunhofer, j’ai mis un point du bord droilen contact successivement avec 
du thallium, du chlorure, du sulfate, de l’azotate de ce métal adhérent à une 
boucle en fil fin de platine. J’ai amené ce contact en plaçant le porte-objet sur 
