40 
NOUVELLES RECHERCHES 
Pour exécuter celte méthode dans toutes les conditions possibles d’exacti¬ 
tude, j’ai pris des dispositions particulières que j’ai fait connaître brièvement 
dans mon précédent travail, et que je vais décrire avec les détails convena¬ 
bles, en accompagnant la description de figures, pour me conformer au désir 
qui m’en a été exprimé par plusieurs chimistes qui ont examiné l’appareil. 
Le système destiné à l’essai se compose de trois parties distinctes : un 
réservoir, contenant une solution titrée de chlorure de sodium; un mesureur; 
un appareil où se fait la titration. 
Le volume du réservoir a été déterminé à l’aide de la pesée du flacon 
plein d’air sec et plein d’eau. Ce volume, à 10°, est 6328 cc 3o *. 
Le mesureur se compose d’une grande pipette, surmontée d’un long tube 
presque capillaire, subdivisé en soixante-dix capacités égaies; il est muni, 
par le bas, d’un tube effilé, dont l’ouverture présente 0 m ,0(M5 de diamètre. 
La capacité du mesureur, rempli jusqu’au 0°, a été fixée par la perte de 
poids qu’il éprouve par l’écoulement de l’eau. Cette capacité a été trouvée 
de 504 CO ,922, à 10° centésimaux 2 . 
Le mesureur est fixé à demeure dans un manchon de verre rempli d’eau 
maintenue à une température constante; il se remplit par le bas à l’aide du 
liquide du réservoir, conduit par un siphon muni d’un robinet de verre et 
terminé par un tuyau en caoutchouc, qui vient s’adapter à la partie effilée 
du tube delà pipette. Le mesureur est pourvu, à sa partie supérieure, d’un 
robinet, dont on ouvre la clef lorsqu’on veut le remplir de liquide jusqu’à 0°, 
et qu’on tient fermé pendant tout le temps qu’on veut laisser séjourner le 
liquide salin dans le vase pour lui faire prendre la température du bain d’eau 
qui l’entoure 5 . Du reste, afin de me mettre à l’abri des variations de tem¬ 
pérature du liquide, j’ai attendu, pour faire les déterminations, que la 
r 
1 Voir aux notes pour les éléments qui ont servi à la détermination de ce volume. Note n° 3. 
2 Voir aux notes pour les éléments qui ont servi à la détermination de la capacité totale du 
mesureur, et de la capacité de la tige subdivisée en soixante-dix parties égales. Note n° 4. 
3 Grâce au système de distribution d’eau de la ville de Bruxelles, rien ne m est plus facile 
que d’avoir, pendant huit à dix jours consécutifs, un courant d’eau à température constante. 
La plus grande différence qu’il y ait dans toute l'année, dans la température de l'eau, n'atteint 
même pas 4° centésimaux. Pendant plus de deux mois, cette température est de 10° centési¬ 
maux très-exactement. 
