NOUVELLES RECHERCHES 
m 
enlevé,, ou bien dès qu’il est transformé en chlorure cuivrique, l’argent est sensiblement 
dissous par l’ammoniaque, sous l’influence de l’air. Je ne puis donc pas considérer comme 
un moyen de dosage absolument exact la précipitation de l’argent par le chlorure cuivreux 
ammoniacal, ou par le sulfite d’ammonium ammoniacal, ce qui revient au même quant aux 
conséquences pour l’inexactitude relative du dosage. 
N° 5. 
SUR LA CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE L’APPAREIL DESTINÉ A LA DÉTERMINATION 
DU TITRE DE L’ARGENT. 
Cette capacité est déduite des données suivantes : 
1° Poids du flacon plein d’air sec. . . à 11°,2 et à 0 m ,7566 = l kiL ,74b,688 
2° Poids du flacon plein d’air sec. . . à 11°,0 et à 0 m ,7518 = 1 kil -,743,690 
3° Poids du flacon plein d’eau pure . . à 10°,t, = 8 kil -,065,150 
N° 4. 
SUR LA CAPACITÉ DU MESUREUR DE l’.APPAREIL DESTINÉ A LA DÉTERMINATION 
DU TITRE DE l’.\RGENT. 
Cette capacité est déduite des données suivantes : 
I. Différence entre le poids de la pipette pleine d’eau distillée et le poids de la pipette 
vidée dans la position verticale par l’écoulement naturel de l’eau : 
1° Température de l’eau 
2 » —- — 
3 ° — — 
4 ° — — 
5 ° — —• 
6 » — — 
gram. 
16°90 — 304,030 
16“90 — 304,031 
17°00 — 304,043 
17» 10 — 304,040 
17» 10 — 304,033 
17°10 — 30.4,033 
Moyenne 
17»01 
304,044 
