71 
ein Product der Wärme oder der verminderten Luftelasticität ansehen 
soll, und umgekehrt. 
Indessen schien es mir, als dürfe man dem Instrumente wegen dieser 
Zweideutigkeit seiner Erscheinungen doch nicht allen wissenschaftlichen 
Werth absprechen. Das Quecksilber-Barometer ist ja auch den Einflüssen 
der Temperatur unterworfen; wer mit den nöthigen Reductionen des 
Barometerstandes nicht bekannt ist, kann bei steigender Lüftwärme glauben, 
eine kleine Zunahme des Atmosphärendruckes zu beobachten, während 
vielleicht gerade zu derselben Zeit das Gegentheil stattfindet. 
Ich beschloss, die Beobachtung verschiedener Stände an einem solchen 
Land-Wetterglase, indem ich gleichzeitig Barometer- und Thermometer¬ 
stand notirte, einer Berechnung zu unterwerfen, durch welche sich der 
Einfluss eines jeden der beiden obigen Factoren abgesondert erkennen 
liess, und nachdem dieser Versuch ein einigermaassen brauchbares, frei¬ 
lich wegen der plumpen Construction des von mir erkauften Instruments 
(die Röhre z. B. war, wie Fig. 1 zeigt, nichts weniger als gut calibrisch) 
noch sehr unvollkommenes Resultat geliefert hatte, verfertigte ich mir 
ein für den Zweck der Beobachtung besser geeignetes Werkzeug. Ich 
befestigte in dem Halse eines reichlich zur Hälfte mit Wasser gefüllten 
cylindrischen Glasgefässes durch einen Kork mit hermetischem Schlüsse 
das rechtwinkelig gebogene kurze Ende einer 1 Par. Fuss langen, an 
beiden Seiten offenen Glasröhre von 4 Millim. lichtem Durchmesser, legte 
das Gefäss auf ein passendes Stativ und versah die nunmehr vertical 
stehende Röhre mit einer daran befestigten Scala, die von unten nach 
oben 140 Par. Linien angab. Der Längendurchmesser des Gefässes ist 
ohngefähr 85, der Querdurchmesser 60 Millim. im Lichten. Um eine 
Quantität Wasser in der Röhre in ununterbrochene Communication mit 
dem Wasser im Gefässe zu bringen, brachte ich einen flächsenen Faden 
von oben in die Röhre ein, und liess an diesem kleine Mengen von 
Wasser herablaufen, bis das äussere Niveau ohngefähr in der Mitte der 
Röhre stand. (Fig. 2.) 
Das Instrument zeigte alsbald eine überaus grosse 
Empfindlichkeit; Eine Berührung des Glases mit dem 
Finger an den Stellen, die den eingeschlossenen Luft¬ 
körper umgeben, lässt das Wasser in der Röhre um 
mehrere Linien steigen; das plötzliche Oeffnen der 
Zimmerthür nach aussen bringt ein momentanes Zucken 
des Niveaus nach oben, fast um eine Linie, hervor. 
Es ist möglich, mir aber kaum wahrscheinlich, dass 
man letzteres an einem guten Barometer mittelst 
mikroskopischer Vorrichtungen auch wahrnehmen 
würde. Fi e • 2 - 
Diese Empfindlichkeit, verbunden mit dem oben angegebenen, nicht 
sehr beträchtlichen Umfange der Scala, lässt es nicht zu, Beobachtungen 
