66 
gefertigt ist. Das Doppeldiaphragma Z), dessen kreisrunde Öffnun¬ 
gen einen Durchmesser von 3 mm haben, ist zur Erde abgeleitet, 
wodurch der Entladungsraum von dem Reflektorraum ganz abge¬ 
sperrt ist. Die aus dem Diaphragma austretenden Kathodenstrahlen 
sind nahezu parallel, denn der Durchmesser des Flecks, der von 
ihnen an dem im folgenden beschriebenen Reflektor erzeugt wird, 
ist nur wenig größer als die Öffnungen des Diaphragmas. 
An das Rohr R schließt sich das 8 cm weite, kugelförmige 
Gefäß U an. In das Glasrohr a des leicht drehbaren Schliffes s ist 
das Thermometer T eingekittet, welches zugleich als Reflektor und 
zur Messung der von den auftreffenden Kathodenstrahlen erzeug¬ 
ten Wärmemenge dient. Das Thermometergefäß hat einen Durch¬ 
messer von 1*5 cm und ist möglichst flach gemacht; die Thermo¬ 
meterkapillare besitzt einen Duchmesser von 1 / 10 mm und ist 40 cm 
lang. Eine Seite des Thermometergefäßes wurde sorgfältigst pla- 
tiniert, wobei darauf geachtet wurde, daß die Platinschicht ver¬ 
hältnismäßig dick aufgelegt wird, so daß sicherlich keine Strahlen 
hindurchdringen konnten. An den Rand der platinierten Seite sind 
4 Platindrähte, je zwei zusammen, angelötet. Das Anlöten der 
Drähte gestaltete sich ziemlich schwierig. Das Thermometer wurde 
mit Toluol im Vakuum gefüllt, indem es in ein mit Toluol gefüll¬ 
tes und mit der Wasserstrahlpumpe verbundenes Rohr gebracht 
wurde. Es mußte wiederholt evakuiert werden; die letzten Luft¬ 
blasen wurden durch vorsichtiges Erhitzen unter gleichzeitiger Eva¬ 
kuierung vertrieben. Die Kapillare ist mit Hilfe der Teilmaschine 
mit Millimeter-Skala versehen. Der Abstand zwischen dem Dia¬ 
phragma und dem Reflektor beträgt ungefähr 5 cm. 
Um den Reflektor vor irgendwelchen Störungen zu schützen, 
ist er von einem aus engmaschigem Drahtnetz angefertigten Zylin¬ 
der C umgeben; dieser hat eine kreisrunde Öffnung von 1 cm 
Durchmesser, durch welche die Kathodenstrahlen auf das Thermo¬ 
meter fallen. Der Zylinder ist in den drehbaren Schliff b einge¬ 
kittet und zur Erde abgeleitet. Der Abstand zwischen dem Reflek¬ 
tor und den Wänden des erdabgeleiteten Schutzzylinders beträgt 
3 cm; eine Störung infolge der doppelten Reflexion kommt daher 
nicht in Betracht 1 ). An die Hinterwand des Gefäßes U ist der 
Fluoreszenzschirm P angebracht. 
1 ) H. Starke, Ann. d. Phys. 8, S. 86, 1900 . 
