68 
Der erste Versuch wurde immer bei senkrechter Inzidenz der 
Primärstrahlen ausgeführt. Das Thermometer wurde 1 1 / 2 Minuten 
der Bestrahlung ausgesetzt. Es wurde zuerst der Ausschlag am 
Galvanometer und Siemens’schen Voltmeter und darnach sofort die 
Temperatur am Thermometer abgelesen; dann wurde noch rasch 
kontrolliert, ob die Spannung und Stromintensität konstant geblie¬ 
ben waren. Mit Hilfe einer Lupe konnte man leicht Yio Teilstrich 
der Thermometerskala ablesen. Hierauf wurde die Aichung des 
Thermometers vorgenommen, indem durch das Platin ein Strom 
von bestimmter Spannung und Stromstärke hindurchgeleitet wurde, 
wobei die Spnnung mit einem Kugelpolvoltmeter von Franke in 
Hannover und die Stromstärke mit einem Hitzdrahtinstrument ^e- 
messen wurde. 
Die durch Kapillaren gezogenen Drähte Z 2 , Z 4 standen ununter¬ 
brochen mit dem Franke’schen Voltmeter, der Draht Z 3 durch das 
Amperemeter mit dem Pol eines Akkumulators in Verbindung; 
man brauchte nur den Draht Z x vom Galvanometer abzunehmen 
und mit dem zweiten Pol des Akkumulators zu verbinden, um die 
Aichung auszuführen. Ist nun die Intensität des durch das Ther¬ 
mometer geleiteten Stromes gleich I Ampère, ist ferner die Span- 
nungsdifîerenz zwischen den Drähten Z 2 und Z 4 gleich 0 Volt, 
so beträgt die dem Thermometer zugeführte Wärme 10—Q Watt. 
Wird der Faden in der Kapillare um n Skalenteile verlängert, 
dann kommen auf einen Teil ^ Watt. Eine Intensität von 0-3 Watt 
n 
genügte, um eine Temperaturerhöhung von 150 Skalenteilen zu 
erhalten. Die Erhöhung um einen Skalenteil war daher äquivalent 
mit 2 0.10~ 3 Watt. 
Hierauf wurden wieder Kathodenstromintensität und Wärme¬ 
menge bei derselben Spannung, aber bei verschiedenen Einfalls¬ 
winkeln gemessen. 
Durch stetiges Evakuieren wurde die Spannung allmählich 
erhöht; bei jeder Spannung wurden dieselben Messungen ausgeführt. 
Die Aichung des Thermometers wurde bei verschiedenen Spannun¬ 
gen von Zeit zu Zeit wiederholt. 
Das statische Voltmeter von Siemens & Halske wurde mit dem 
absoluten Schutzring - Elektrometer geaicht. Die bewegliche Platte 
hing an einem Arm einer Wage; ihre weitere Annäherung an die 
darunter stehende, isolierte und geladene Platte wurde durch einen 
