69 
Anschlag über die Wagschale, die am anderen Arm hing, verhin¬ 
dert; der Anschlag bestand in einer feinen, durch eine Schraube 
beweglich angebrachten Spitze. Im ausbalancierten Zustande mußte 
auf der einen Seite der Wage die Ebene der beweglichen Platte 
mit der Ebene des Schutzrings zusammenfallen, auf der anderen 
Seite die Anschlagspitze eben ohne Druck die Wagschale berühren. 
Das statische Voltmeter war mit dem absoluten Elektrometer durch 
eine Vakuumröhre verbunden. Nach Belastung der Wagschale wurde 
die isolierte Platte auf ein höheres Potential als das zu messende ge¬ 
laden und die Arretierung losgelassen. Infolge der Druckzunahme 
in der Vakuumröhre sank das Potential allmählich; in dem Augen¬ 
blicke, in welchem die Gewichte auf der Wagschale die Wage aus 
dem Gleichgewicht brachten, wurden die Ausschläge an beiden 
nebeneinander stehenden Elektrometern abgelesen. 
Der Abstand der Platten wurde mit Hilfe plan paralleler Glas¬ 
platten, die zwischen den Platten verschoben wurden, festgelegt. 
Die Abmessungen des Schutzringelektrometers waren folgende: 
Innerer Radius des Schutzrings = r 1 = 6'169 cm 
Radius der beweglichen Platte = r 2 = 6043 „ 
Breite der Fuge zwischen Schutzring 
und beweglicher Platte — b = 0126 „ 
Abstand der Platten = a = 0415 „ 
5. Messungen. 
Die Versuche wurden bei den verschiedenen Metallen im Ge¬ 
biete von 3000 bis 15000 Volt ausgeführt. Es wurden immer zwei 
Messungsreihen gemacht und dann noch einzelne Werte bei ver¬ 
schiedenen Spannungen kontrolliert. Die Werte stimmten sehr gut 
miteinander. Die Resultate sind in den folgenden Tabellen enthal¬ 
ten; i ist die in Ampère gemessene Kathodenstromstärke, (p das 
Kathodenpotential in Volt, Q die von den Kathodenstrahlen im Re¬ 
flektor entwickelte Wärmemenge in Watt. Die folgenden Tabellen 
beziehen sich alle auf senkrechte Inzidenz der Primärstrahlen. 
