286 
tionsdifferenz wird wieder yon sämtlichen früher genannten Argu¬ 
menten abhängen. 
Man sieht, daß die Fehler physiologischen Ursprungs bei den 
Durchgangsbeobachtungen am Ringmikrometer von vielen wechseln¬ 
den Umständen abhängig sind und auf die Messungsresultate nach 
ziemlich verwickelten Gesetzen einwirken. Infolgedessen würde die 
Berücksichtigung der entsprechenden Korrektionen bei der Reduk¬ 
tion der Beobachtungen eine unbequeme Vermehrung der Reduk¬ 
tionsarbeit darstellen, und andererseits würde die empirische Bestim¬ 
mung des numerischen Gesetzes dieser Fehler für einen bestimmten 
Beobachter eine weitläufige Aufgabe sein, die nur durch eine lange 
Reihe von mannigfach modifizierten Versuchen und auch dann 
kaum mit erwünschter Sicherheit zu lösen wäre. 
Es erscheint aus diesen Gründen wünschenswert, daß an Stelle 
des Ringmikrometers geradlinig begrenzte, in festen Positionswin¬ 
keln gebrauchte Mikrometer benutzt werden, bei denen sich die phy¬ 
siologischen Fehler viel einfacher und sicherer untersuchen lassen. 
Allerdings pflegt man bisher meistens von einer Untersuchung und 
Berücksichtigung dieser Fehler bei derartigen Beobachtungen ab¬ 
zusehen, indem man annimmt, daß sie die Grenzen der hier ver¬ 
nachlässigbaren Größen nicht überschreiten; doch ist, wie die im 
folgenden mitgeteilten großen Beträge zeigen, eine solche apriorische 
Annahme nicht zulässig. 
5. Zu den mehrfach erwähnten Beobachtungen kleiner Plane¬ 
ten habe ich die einfachste Form eines okkupierenden Mikrome¬ 
ters benutzt, nämlich eine einfache Lamelle, die an jedem Beobach¬ 
tungsabend zuerst nach der Richtung der scheinbaren täglichen Be¬ 
wegung orientiert und dann mit Hilfe von Ablesungen an einem 
Positionskreise sukzessive in die beiden Beobachtungslagen gedreht 
wurde, die mit jener Richtung den Winkel —]—45° bezw. —45° ein¬ 
schließen. In jeder dieser beiden Lagen wurden mehrere Durch¬ 
gänge des Planeten und der Vergleichsterne beobachtet, wobei 
jedesmal sowohl die Zeitpunkte der Eintritte als die der Austritte 
notiert wurden. Nähere Details über das benutzte Mikrometer und 
über die eingehaltenen Beobachtungsregeln sind in der Originalab¬ 
handlung angegeben; hier mag nur noch erwähnt werden, daß in 
Fällen, wo der Himmelsgrund vollständig dunkel erschien, eine 
ganz schwache Feldbeleuchtung angewandt wurde. Es geschah dies 
erstens aus dem Grunde, weil die Beobachtung der Antritte, falls- 
