295 
j’ai fait faire, dans la planche en bois du soutien, deux fissures 
transverses à travers lesquelles on pouvait fixer la planche à la ta¬ 
ble, au moyen des écrous, en deux positions diverses, l’une pour la 
main gauche, l’autre pour la main droite. Sans cela, on ne pouvait 
obtenir la position de la corde dans Faxe de l’appareil. Il m’est ar¬ 
rivé maintes fois, surtout quand je travaillais avec des poids lourds, 
que la plaque en fer du soutien de l’avant-bras s’est dégagée dans 
son ensemble, tirée en haut par un mouvement associé de l’avant- 
bras. Ce défaut fut corrigé, en ajoutant un écrou à la base des 
pieds de la plaque. Quant aux supports destinés à fixer l’avant- 
bras, j’ai trouvé, en accord avec Zoth (21), qu’on peut éloigner 
ceux de derrière sans aucun inconvénient. En revanche, ceux qui 
fixent la région du carpe ont une importance capitale. Pendant des 
séries prolongées, il arrivait que la fixation, solide au début, s’est 
relâchée peu à peu, pour permettre des mouvements associés modi 
fiant le tracé. On a alors façonné les montants verticaux des sup¬ 
ports de telle sorte que leurs mouvements rotatoires autour de leur 
axe ont été exclus; en outre, on a fait les vis qui fixent les sup¬ 
ports, en acier et à tête quadrilatérale, à être réglées au moyen d’une 
clef. Pour éviter des lésions de la peau, on a du. rembourrer les 
supports beaucoup plus fortement. Pour la même raison, il s’est 
montré nécessaire de refaire les tuyaux pour les doigts index et 
annulaire de façon à pouvoir être ouverts de côté et de rembour¬ 
rer légèrement leur surface intérieure, ce qui nous mettait à même 
de les adapter mieux aux doigts. L’anneau de cuir, servant à atta¬ 
cher la corde de l’appareil au doigt médius, ne s’est pas montré 
assez sûr dans les séries de longue durée; nous l’avons remplacé, 
à la fin d’épreuves nombreuses, par le petit appareil de Zimmer¬ 
mann qui s’adapte à merveille au doigt à l’aide de deux vis. Cet 
appareil, destiné pour un autre modèle de l’ergographe où la main 
travaille en pronation, se heurte, il est vrai, à la plaque du soutien 
pendant l’extension du médius: mais on remédie très facilement 
à cet inconvénient, en élargissant un peu la fente médiane de la 
plaque. Enfin, la corde de l’ergographe a dû être choisie parmi les 
plus résistantes. Quant aux moyens de prévenir des oscillations trop 
gênantes, causées par l’inertie de la charge, j’ai adopté ceux de 
Zoth (1. c.), sans éviter pourtant le fonctionnement du ruban à mil¬ 
limètres si imprécis que j’ai renoncé entièrement à m’en servir. 
