364 
und in dem Gefäß und endlich b n die Tension des Wasserdampfes 
im Inneren des Apparats bezeichnet. 
Fehler bei der Berechnung der Gasvolumina können aus ver¬ 
schiedenen Gründen entstehen: aus ungenauer Bestimmung des 
Rauminhalts des Apparats und der darin befindlichen Gegenstände 
und aus falscher Ablesung der Temperatur oder des Atmosphären¬ 
drucks. Die von mir benutzten Kolben batten einen Rauminhalt 
von ungefähr 350. 500 und 700 ccm. Nach den Angaben von Jen- 
tys 31 ) verursacht ein Irrtum in der Temperaturablesung um 1° C 
bei einem Kolbeninhalt von 350 ccm einen Fehler von IT ccm in 
der Berechnung des absorbierten Sauerstoffs. Eine fehlerhafte Able¬ 
sung des Barometerstandes um 1 mm ergibt einen Unterschied von 
032 ccm in der Bestimmung des Sauerstoffvolumens. Verhältnis¬ 
mäßig gering ist dagegen der Fehler, der aus der ungenauen Er¬ 
mittlung des Apparatinhalts resultiert. Ein Irrtum um 1 ccm bei 
der Berechnung des Kolbeninhalts verursacht nämlich bei bedeu¬ 
tendem Temperatur- und Druckunterschied zwischen der ersten 
und der zweiten Ablesung einen Fehler von kaum 0'02 ccm. 
Die Bestimmung der ausgeschiedenen Kohlensäure geschah 
immer, wie bereits oben erwähnt, auf chemischem Wege.. Zu die¬ 
sem Zweck wurde beim Offnen des Apparats das Kalilaugengefäß 
schnell herausgenommen und die Kalilauge in ein Kölbchen mit 10% 
Chlorbaryumlösung gegossen; das Gefäß wurde stets mit destillier¬ 
tem Wasser nachgespült, und dieses gleichfalls in das Kölbchen 
nachgegossen. Das gefällte Baryumkarbonat wurde abfiltriert, ge¬ 
trocknet und geglüht. Aus dem Gewicht des ausgeglühten Ba C0 3 
wurde die Menge des von der Kalilauge absorbierten C0 2 berechnet. 
Von der ganzen Menge mußte jedoch die Verunreinigung der Ka¬ 
lilauge mit C0 2 und der Luft im Apparat abgezogen werden. Die 
Kaliumhydratlösung von durchschnittlichem spez. Gewicht L2—1*3 
wurde in einer Flasche unter einer Glasglocke aufbewahrt. Unter 
derselben Glocke befand sich gleichzeitig ein offenes Gefäß mit 
konz. Kalilauge, um die Kohlensäure aus der Luft unter der Glocke 
zu absorbieren. Doch auch bei diesen Vorsichtsmaßregeln mußte 
man die Kalilauge von Zeit zu Zeit, je nach der Häufigkeit des 
Gebrauchs, auf ihre Reinheit hin prüfen. Dieselbe Sorgfalt erschien 
bei der Bestimmung des Kohlensäuregehalts der Luft im Apparat 
angezeigt. Ich habe mich nämlich überzeugt, das am Abend bei 
Lampenlicht der Gehalt der Kalilauge an Kohlendioxyd größer war, 
