1024 
lement dans chaque position de celui-ci. Le réglage est singulière¬ 
ment facilité par la circonstance suivante. Supposons que la lame 
sité de la lumière dans les deux moitiés du champ visuel soit pe¬ 
tite en général. En tournant alors le compensateur, par exemple, 
à droite de l’observateur, on voit qu’une moitié du champ, disons 
la première, s’assombrit, tandis que la seconde s’éclaire. Au con¬ 
traire, si l’on tourne le compensateur à gauche, la première moitié 
s’éclaire et la seconde s’assombrit. On voit donc que le procédé de 
compensation à l’aide de l’analyseur elliptique à pénombre est tout 
à fait analogue au procédé de détermination de la direction des 
vibrations rectilignes à l’aide d’appareils ordinaires à pénombre. 
Pour qu’on puisse appliquer l’analyseur elliptique dans les dé¬ 
terminations exactes des éléments des vibrations elliptiques, j’ai fait 
construire par R. Fuess à Berlin un spectromètre de polarisation 
qui ne diffère des autres appareils de ce genre que dans les détails 
suivants: 
1) Le tube qui renferme le nicol analyseur peut être prolongé 
par un autre tube qui contient la lame double de quartz. Devant 
Fig. 2. 
celle-ci se trouve, comme d’ordinaire, une lame compensatrice. La 
différence de marche de la lame double est égale à pour la lu¬ 
mière jaune du sodium. Après avoir réglé le compensateur de ma¬ 
nière que l’ellipse soit compensée, on ôte la lame double sans tou¬ 
cher celui-là. Maintenant, pour déterminer la direction de la vibra¬ 
tion rectiligne, on fait usage d’une lame double de quartz perpen¬ 
diculaire à l’axe qui est montée dans un tube spécial. 
2) Le système des lentilles de la lunette dans les spectromètres 
ordinaires ne permet pas de viser un objet situé entre l’objectif et 
le collimateur. Il fallait donc le munir dans ce but d’une lentille 
supplémentaire O située en avant de l’oculaire à une distance con¬ 
venable, comme on le voit sur la figure 2. 
