1025 
Dans cette figure A désigne la lame double de quartz, N un 
nicol ordinaire 1 ), L l’objectif et l l’oculaire du spectromètre. Quant 
à la lentille supplémentaire O, on ne s’en sert que pour la compen¬ 
sation de l’ellipse. 
Comparons maintenant l’exactitude du réglage du compensateur 
effectué à l’aide de l’analyseur elliptique avec l’exactitude qu’on ob¬ 
tient en se servant d’un nicol ordinaire. Dans ce but j’ai effectué 
les mesures suivantes de l’ellipse produite par une lame de gypse 
dans la lumière jaune (À = 0*589) et la lumière verte (Â = 0*540). 
Les nombres qui suivent désignent les positions du compensateur 
lues sur une échelle angulaire qui y est attachée, dans le cas où 
l’ellipse était censée être compensée. 
Lumière jaune. 
Analyseur elliptique Nicol 
75° 
1' 
4 = 
— 5' 
75° 
12' 
4 = +6' 
75° 
7' 
+ 1' 
75° 
40' 
+ 34' 
75° 
8' 
+ 2' 
74° 
50' 
— 16' 
75° 
10' 
+ 4' 
74° 
37' 
— 29' 
75° 
7' 
+ 1' 
75° 
10' 
+ 4' 
75° 
6' 
± 4' 
75° 
6' 
± 24' 
Lumière 
verte. 
3220 
30' 
4 = 
— 3' 
322° 
17' 
A = — 13' 
322° 
o 
CO 
— 3' 
322° 
43' 
+ 13' 
322° 
38' 
+ 5' 
322° 
39' 
+ 9' 
3220 
38' 
+ 5' 
322° 
25' 
— 5' 
322° 
b 
CO 
— 3' 
322° 
24' 
— 6' 
322° 
33' 
± 4' 
3220 
30' 
± 11'. 
L’intensité de la lumière verte obtenue à l’aide d’une lampe à mer¬ 
cure était dans ces mesures plus grande que l’intensité de la lu¬ 
mière jaune du sodium. Cette circonstance explique pourquoi les 
mesures faites à l’aide du nicol étaient plus exactes dans ce cas 
que dans la lumière jaune. 
0 L’usage des prismes Glan - Thompson etc. à faces perpendiculaires est 
désavantageux à cause des réflexions multiples. 
Bulletin III. 
O 
