14 
Fehlerquellen 
V , 
1 mm/sec X 61544 mm' 2 
1256 mm 2 
= 0049 m/sec. 
TT 7Z 
betragen, insofern F = —ZV = 61544 mm 2 und _/=— <Z 2 =■ 1256 mm 2 ist. Setzt man 
4 4 
diese Geschwindigket in die obige Formel, so kommt 
0-049 m 2 /sec 2 
h =• 
2 X 9‘81 m/sec 
oder mit Weisbach — 0-0567 angenommen 
h — 0'035 m. 
sc 2 / 200 m \ 
als jene Druckhöhe, welche in dem engen Rohre die verlangte Geschwindigkeit 
zustande bringt. 
Bei einer Niveausenkung von 1 mm. per Secunde steht also das Wasser im 
Brunnen um 35 cm. höher, als im offenen See. Nimmt man nun an, dass sich 
dieser Höhenunterschied nach Aufhören des Sinkens ebenso rasch ausgleicht, als 
das Fallen des Sees andauerte, so kommt nach etwa einer halben Minute gleicher 
Wasserstand im See und Brunnen zu Stande. Da nun ein Fallen der angenommenen 
Grösse schon mit freiem Auge bemerkbar ist und beim Plattensee unter die 
Seltenheiten gehört, bei der Registrierung noch ausserdem das Intervall einer Stunde 
durch eine Abscisse von einem halben Centimeter dargestellt wird, so darf selbst 
diese gewiss sehr gross berechnete Verschiebung von einer halben Minute ver¬ 
nachlässigt werden. 
2. Die Fehler, welche aus der Abweichung des Schwimmers von der cylin- 
drischen Gestalt entstehen, sind schon bei Besprechung des Instrumentes angedeutet 
worden. 
3. Die grössten Fehler kommen von der Reibung der Zapfen, der gleitenden 
Reibung des Wagens auf der Schiene, und der Uebertragung der drehenden Bewegung 
in horizontale Bewegung. Da diese Reibungen teils von der Vollkommenheit der 
Maschinenbestandteile, teils von dem angewandten Grade der Oelung abhängen, 
so können sie nicht in Berechnung gezogen werden, dürften aber, sobald nur grobe 
Fehler in der Behandlung des Instrumentes ausgeschlossen werden können, 
ziemlich konstant wirken. Aus jeder regelmässigen Schwankung, die sich im Bilde 
als Curve irgend einer Sinusfunction darstellt, kann somit nach früher klargelegten 
Prinzipien die tote Höhe /\ m berechnet werden, so dass sich auch die reibungs¬ 
lose Limnographzeichnung reconstruiren lässt. 
4. Der misslichste und der Berechnung am wenigsten zugängliche Fehler 
entsteht aus der Biegung des den Schreibstift tragenden Armes, infolge der Reibung 
auf der Papierfläche. Je länger und dünner dieser Arm beschaffen ist, desto grösser 
ist der hieraus entstehende Biegungsfehler, der gerade im Mareographen von Fiume 
eine bedeutende Grösse erreichen dürfte. Im Allgemeinen strebt dieser Fehler die 
auftretenden Amplituden zu verkleinern, kann aber in selteneren Fällen das Papier 
stauchen, ja sogar zerschneiden. Dieser Fehler ist bei den Apparaten von Forel 
und Sarasin umgangen, zeigt sich aber bei dem Plantamour’schen Limnographen 
wieder in anderer Form. Hier kann sich der die Rollen verbindende und den 
Schreibstift tragende Kupferstreifen infolge des durch die Reibung sich schief 
einstellenden Stiftes umbiegen, so dass die entstandene Welle an dieser Stelle 
