10 
Wasserstandmessnngen des Sees 
blatte dargestellt. Das Instrument ist mitsammt seinem Tische aus dem Schutz¬ 
zelte genommen, der Schwimmer ruht auf der Erde. 
Unser Instrument ist dem Wesen nach eine Nachbildung des Mareographen 
der Fiumaner Marineakademie, welchen Stahlberger in «Ebbe und Flut in der 
Rhede von Fiume» Budapest, 1874 beschreibt. (Fig. 6.) Bei diesem Apparate 
ist das Rad C' klein und gezahnt, und treibt statt des Rahmens eine horizontale 
Zahnstange, die an einem vertikal au fragenden Balken den Schreibstift trägt. Das 
Rad C' ist hier viel kleiner gewält, da der Gezeitenunterschied bedeutend grösser 
ist, als unsere grössten Niveauschwankungen. Es liegt auf der Hand, dass dieser 
Mareograph bedeutend weniger stabil sein kann. 
Auf anderen Principien beruht der erste, am Leman benützte Limnograph, 
überhaupt das erste Instrument, mit welchem systematische Beobachtungen über 
die Höhenschwankungen von Binnenseen angestellt wurden. Es wurde im Jahre 
1876 von Dr. F. A. Forel, Professor der Universität Lausanne in Morges aufge¬ 
stellt und ist in Fig. 7 abgebildet. Die vertikale Stange T des sehr gross gewälten 
Schwimmers A ist mit dem Gelenke b an die Wand befestigt. Auf dem oberen 
Ende der Mauer befindet sich das Gestell M, das an beiden Enden d und g 
in Gelenken drehbare Dreiecke trägt. Eines derselben D, ist auch mit der Stange 
T drehbar verbunden, während das andere Z7 2 an seiner äusseren Spitze eine 
kleine Wagschale mit Gewichten hält. Die oberen Ecken der beiden Dreiecke 
