Wasserstandmessungen des Sees. 
7 
In dieser einfachsten Form, die dem Wesen nach übrigens Forels portativem 
Limnographe ganz gleichkommt, ist der Apparat aber nicht unter allen Umständen 
zu gebrauchen. 
Die selbstregistrierenden Limnographen des Plattensees besitzen folgende, 
durch die Fig. 2 und 3 veranschaulichte Einrichtung: 
Der Brunnen U steht mit dem See durch ein 40 mm. lichten Durchmesser 
haltendes und 80 — 200 m. langes Eisenohr in Verbindung. In dem Brunnen selbst 
ändert sich also der Spiegel, abgesehen 
von der Wellenbewegung ebenso, wie im 
offenen See, und die Ueberströmungsdauer 
in dem engen Rohre ist verschwindend 
klein gegen die Zeit, innerhalb welcher 
messbare Niveauschwankungen auftreten. 
Auf dem Wasserspiegel des Brunnens 
schwimmt eine leere Messingtrommel,deren 
Form mehr denn ihr körperlicher Inhalt 
o, 
P 
G) 
D 
a 
1 
[ K 
i 
CI 
B 
P' 
Figur 4. 
für die Empfindlichkeit des Apparates 
massgebend ist. Sie muss nämlich so 
gewält sein, dass zwei naheliegende Hori¬ 
zontalquerschnitte möglichst grossen Inhalt 
einschliessen. Ist nämlich der Widerstand 
des Apparates infolge der auftretenden 
Reibungen V, so muss dieser schon durch 
die kleinste Wasserstandsschwank- 
U 
ung bewältigt werden, welche 
noch verzeichnet werden soll. Von 
dem Schwimmer führt eine Kette 
zu dem um eine horizontale Axe 
drehbaren Rade C (Fig. 4), deren 
Fig. j. Seitenansicht des Plattensee-Limnographen. 
Maas st ab i:io. 
anderes Ende das durch die Kette straff haltende Gewicht P' beschwert ist. Hebt 
sich der Schwimmer, so dreht sich das Rad im Sinne des Uhrzeigers. Ist P' die 
Grösse dieses Gegengewichtes, P das Gewicht des cylindrischen Schwimmers, R der 
Radius desselbn, m die Tiefe, bis zu welcher der Cylinder sinkt, und p die Dichte 
des Wassers, so ist die Bedingung des Gleichgewichts 
