108 
Die Strömlingen in der Enge von Tihany. 
das Pendel aus, so wird das untere Rad gedreht, die Klaviersaite bringt auch 
das obere Rad in Drehung und zeigt in dem Ausschnitte des Rohres R eine auf- 
oder absteigende Bewegung. Hier ist dem Drate der kleine Messingarm Z ange¬ 
lötet, der wiederum den verticalen Messingstab F trägt. Zwei Oeffnungen eines 
geeigneten Gestelles dienen diesem Stabe zur Führung, so dass derselbe bei 
einer Bewegung des Pendels nach oben oder unten verschoben wird. Dieser Stab 
trägt wiederum die Klammer V und mit ihr den elastischen Bogen E (Fig. 65), 
an dem ein auch das Rad C umschlingender Drat befestigt ist. Die Bewegung 
des Pendels wird also in besagter Weise auf den Stab F und durch diesen auf 
das Rad C übertragen. Gerade wie bei den Limnographen bewegt sich auf der¬ 
selben Axe ausser dem Rade C auch das kleinere Rad C \, welches auf den 
Schienen A den Wagen des den Schreibstift tragenden Rahmens TDG mittels 
eines die Rolle umschlingenden Drates verschiebt. Der Schreibstift wird an die 
Walze H gedrückt, und diese von dem kräftigen Uhrwerke M gedreht. Zur 
Spannung des Papiers konnten in diesem Falle nicht Gewichte benützt werden, 
die über dem Tische zu hängen gekommen wären, sondern Frictionsrollen, welche 
durch ein dem Papierstreifen angehängtes Gewicht getrieben werden. 
Da das Instrument nicht mehr auf festem Boden ruht, musste auf seine 
Stabilität besondere Rücksicht genommen werden. Aus diesem Grunde liegt die 
Walze niedriger, als bei den Limnographen, der Wagen bewegt sich mit vier 
Rädern auf zwei Schienen, der Schreibrahmen ist bedeutend niedriger gebaut, und 
die Uhr wird nicht durch ein Pendel, sondern durch eine Feder reguliert. Aus¬ 
serdem sind am Instrumente mehrere kleine Verbesserungen angebracht, da das¬ 
selbe später als Limnograph benützt werden soll. 
Als erster Messapparat in seiner Art war derselbe natürlich mit mehreren 
Fehlern behaftet. So bewirkten in erster Reihe die vielen Uebertragungen — die 
drehende Bewegung musste zunächst in eine verticale geradlinige, diese wieder 
in eine drehende und endlich in eine horizontal fortschreitende umgesetzt werden — 
eine bedeutende Reibung, welche nur das angewandte grosse Pendel überwältigen 
konnte. Dieses brachte aber einen neuen Uebelstand mit sich : trotzdem dasselbe 
auswich und das untere Rad N gehörig drehte, nahm es doch den Drat nicht 
fort, trotzdem derselbe durch Hebung des oberen Radwerkes gehörig gespannt 
werden konnte. Infolge dessen ist die Axenlage der vom Stifte verzeichneten 
Curve fortwährend wechselnd, was man aber glücklcherweise erkennen und in 
Rechnung ziehen kann. Die Ordinaten der Curven sind in diesem Falle in 
ungleicher Skale verzeichnet, nichtsdestoweniger können aber die Diagramme zu 
relativen Vergleichungen wol benützt werden. Bei einer Neuconstruction des 
Rheographen könnte der grosse Widerstand leicht umgangen werden, wenn 
man das obere Rad N gross wälte und so aufstellte, dass dessen Axe in die 
Verlängerung der Axen der Rollen C und C 1 fiele, mit denen es fest zu kup¬ 
peln wäre. 
Nichtsdestoweniger functionirte aber der Apparat sehr gut und empfindlich, 
und gab vortreffliche Resultate. Dank der Stärke der Ankerketten, des Flosses 
und Zeltes, trotzte unser Rheograph den stärksten Stürmen. 
Zu verschiedenen Zeiten, und nach Tunlichkeit stürmisches Wetter suchend, 
verbrachte ich mehrere Tage allein auf dem Flosse, beobachtete die Functionirung 
des Instrumentes und mass fortwährend mit einem Messflügel der Hydrographi- 
