118 
Anhang. 
« . . Es fesselte mein Interesse zu wissen, ob das Wasser wachse oder 
abnehme, und ich ahnte auch einigermassen die Existenz einer periodischen Flut 
und Ebbe, die nur bei Ausschluss der vom Wind erzeugten Wellen pünktlich 
beobachtet werden kann. Ich liess daher nahe zum Ufer einen Brunnen graben, 
und verband denselben mit einem dünnen Rohre mit dem Wasser des Sees; 
darüber baute ich eine kleine Hütte, an deren Dach eine Rolle, an deren einer 
Seite ein Glasfenster, an der Rückwand ein nicht völlig verticales Reissbrett 
befestigt wurde. Darauf wurde eine geschlossene Blechkugel angefertigt und diese 
mittels einer über die Rolle geführte Schnur ins Wasser gesenkt. Das freie Schnür¬ 
ende wurde in geeigneter Höhe durch ein kleines Brett beschwert, das in der 
Mitte durchbohrt zur Aufnahme und Führung eines Bleistiftes eingerichtet war. 
Je nachdem der Schwimmer in dem Brunnen sich hob oder senkte, bewegte 
sich auch der Bleistift, und da er auf dem ein wenig schief stehenden Zeichen¬ 
brette mit geringem Drucke lag, vekzeiebnete er seine Bewegung. 
Damit die auf- und abwärtsgehenden Linien nicht sämmtlich übereinander 
fallen, ersann ich Taster, welche den Schreibstift bei jedem Maximum und Minimum 
seitlich ablenken; später erwies es sich aber, dass es genüge, die Leitschnur bei 
der ersten Einstellung soweit schief zu stellen, als es die Reibung des Blei¬ 
stiftes erlaubte, um zu erreichen, dass die gezeichneten Linien 2 — 3 Tage hindurch 
getrennt werden. Erlaubte es dann meine Zeit, so wurde ein neues Papier auf¬ 
gezogen, oder das alte verschoben, und zugleich die Zeit notirt. 
Diese primitive Anordnung tat Jahre hindurch ihre guten Dienste: der mitt¬ 
lere Wasserstand war stets genau bekannt, und die Abweichungen, Maxima und 
Minima der Wellenbewegung waren genau erkennbar, nur deren Zeitpunkt konnte 
nicht auf Minuten genau bestimmt werden. 
Dieser Limnograph wurde im Frühjahre 1890 angefertigt; seine Kosten beliefen 
sich auf etwa 50 fl. Die Limnogramme stellte ich, sobald ein exacterer Limno¬ 
graph aufgestellt wurde, Herrn Ludwig von Löczy zur Verfügung.» 
Auf den Diagrammen ist leicht zu erkennen, dass die Amplitude der Schwank¬ 
ungen 40- 50 cm. beträgt, und dass sie sehr unregelmässig und dichtaufeinander 
folgen Der Apparat hätte ganz gut functioniren können, wenn das Papier durch 
ein Uhrwerk gezogen worden wäre, was jedoch des Kostenpunktes halber umgangen 
wurde. Den Hauptzweck, nämlich die Bestimmung des Mittelwassers, erreichte 
man durch den Apparat ganz gut, derselbe ist aus den uns vorliegenden sehr 
complicirten Zeichnungen mit grosser Schärfe zu entnehmen. 
Zeitweise notirte Herr Hencz auf die Zeichnungen auch die Richtung und 
Stärke des Windes, und man übersieht leicht, dass starke Schwankungen nur bei 
heftigem Winde auftreten, während bei ruhigem Wetter die Amplitude der Schwing¬ 
ungen bedeutend kleiner ist. Eine pünktliche Bestimmung des Zusammenhanges 
beider Factoren wäre natürlich auf Grund dieser Zeichnungen nicht möglich, doch 
können die elementarsten Folgerungen auch aus diesen schon gezogen werden. 
Vor der Untersuchung der neuen Limnographcurven machte mich Herr Hencz 
auf Grund seiner Aufzeichnungen schon aufmerksam, dass die Ursache der See- 
o 
Schwankungen grösstenteils im Winde zu suchen sein werde. 
Ende des 3. Teiles vom 1. Bande 
