24 
Die JS/iveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. 
dem Gehäuse gegenüber ändert, wird mittels Spiegelablesung bestimmt. Zu diesem 
Zwecke sind an dem Balken ein Spiegel, am Gehäuse aber Fernrohr und Skala 
befestigt. Man muss aber auf die Herstellung dieses einfachen Apparates viel Sorg¬ 
falt verwenden, da wir ja von ihm bei ausserordentlicher Empfindlichkeit auch 
eine grosse Genauigkeit fordern. Der normale Wert des Gradienten : 8T . 10 -9 
lässt es erraten, dass unser Apparat auch noch kleinere Werte angeben muss, 
wenn wir mit demselben Abweichungen von den normalen Werten beobachten 
wollen. Der bei diesen Unter¬ 
suchungen benutzte Apparat 
erlaubt den Gradienten mit 
einer Genauigkeit zu bestimm 
men, welche 1 . 10~ 9 C. G. S. 
erreicht. 
Diese grosse Empfindlich¬ 
keit, d. h. ein genügend grosser 
Drillungswinkel D-, wird nebst 
den richtig gewählten Dimen¬ 
sionen des Balkens und der 
Massen durch Benützung eines 
entsprechenden Drahtes er¬ 
reicht. Die Formel 17. zeigt ja, 
dass ff mit mHl und K wächst, 
mit z aber umgekehrt propor¬ 
tional ist. An meinem Appa¬ 
rate war die Länge des aus 
einer dünnwandigen Messing¬ 
röhre gemachten Balkens 40 cm. 
In das eine Ende war ein Pla¬ 
tinzylinder eingeschoben, und 
am anderen Ende ein zweiter 
Platinzylinder aufgehängt; die 
Masse des ersten war 30 gr, 
des zweiten 255 gr. Dieser hing 
66 cm tiefer als der erste. Zur 
Aufhängung des so belasteten 
Balkens wurde ein ca. 56 cm 
langer Draht verwendet, den 
wir so wählen mussten, dass 
er bei genügender Tragkraft möglichst dünn sei. Drähte aus Platiniridium haben 
bei einem Durchmesser von ungefähr 0*04 mm nach genügend lang dauernder 
vorheriger Streckung dem Zweck gut entsprochen. Die Torsionskonstante z war 
ungefähr 0'4 und die einfache Schwingungsdauer der ganzen Einrichtung bei¬ 
läufig 11 Minuten. 
Man muss noch auf genügenden Schutz des empfindlichen schwingenden 
Systems bedacht sein, und zwar gegen die störende Wirkung der Luftströmungen, 
ferner gegen einseitige Bestrahlung, oder anderweitige Erwärmungen und Abküh¬ 
lungen. Darum wurde das Gehänge in ein doppelwandiges Messinggehäuse 
