Die Niveaußächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. 
25 
geschlossen, wobei man darauf bedacht war, dass die von auswärts eindringende 
Wärme, infolge möglichst gleichmässiger Dicke der Wände, den Innenraum mög¬ 
lichst gleichmässig erwärme. 
Figur 18. zeigt den Apparat im Durchschnitt. Detailliertere Angaben sind in 
den in der Einleitung aufgezählten Abhandlungen zu finden. 
Unsere Aufgabe ist nun die auf die Variationen der Schwerkraft bezüglichen 
Daten : [b — a), c, G x und G y durch die Drillungen zu messen, welche der Draht 
bei Versetzung des Gehäuses in verschiedene Azimute a erleidet. Diese Drillung 
ist aus der Gleichung 17.: 
\ K. K 
!> = —- {b — a) sin 2 a -f- c cos 2 a 
2t' t 
7 11 Hl 
G x sin a 
mHl 
G y cos a 
18. 
K, m, H, l und t sind die Konstanten des Apparates, die durch entsprechende 
Methoden zu bestimmen sind. (Siehe die oben zitierten Abhandlungen ) 
Für unseren Apparat fanden wir: 
m = 25 43 gr 
l =20 cm 
H— 66 cm 
K= 21095 C. G. S. 
Der vom Drahte abhängige Wert t war aber in den im Jahre 1903 ange- 
stellten Beobachtungen nicht genau derselbe, wie in 1901, da der alte Draht 
inzwischen durch einen neuen ersetzt wurde. 
Für den Draht in 1901 : t = 0‘4586 
Für den Draht in 1903: v = 0‘4578 
Diese Werte sind in die obige Formel zu setzen. Doch vorher werden wir 
noch statt 9- den vor dem Fadenkreuz des Fernrohrs erscheinenden Skalenteil in 
unsere Rechnungen einführen. Wenn die der Drillung 4 entsprechende Skalen¬ 
ablesung n ist, n 0 aber die dem ungedrillten Draht entsprechende, wird nach den 
Regeln der Spiegelablesung 
sein, wo D die Entfernung der Skala vom Spiegel in der Einheit der Skalen¬ 
teilung bedeutet. Wir müssen bemerken, dass wir am Apparate aus Raumersparnis 
ein gebrochenes Fernrohr angebracht haben. 
Die Teilung unserer Skala war eine von Halbmillimetern und das D am 
Apparate 1232 Halbmillimeter, so dass 
Diese Werte und die Werte der Konstanten des Apparates in die Gleichung 
18. substituiert, wird nach Vollführung der Rechnungen sein: 
