Die Niveau flächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. 
27 
Die Gleichungen 20., respektive 21. bestimmen den Gang der auf einer jeden 
Station zu vollführenden Beobachtungen. 
Nachdem der Apparat vertikal aufgestellt ist, wird das Gehäuse in die dem 
Azimut a — o entsprechende Lage 1 gebracht. Es ist am zweckmässigsten als 
solche den magnetischen Meridian zu wählen und zwar so, dass das herabhängende 
Gewicht gegen Norden gerichtet sei. Die Einstellung in diese Richtung lässt sich 
bei jedem Wetter leicht bewerkstelligen. Jetzt ist mit dem Fernrohr die Gleich¬ 
gewichtslage des Balkens, n v zu beobachten. Da Schwingungsbeobachtungen ein 
längeres Verweilen des Beobachters erfordern, was mit Störungen verbunden ist, 
so geschieht diese Beobachtung mit besserem Erfolg durch die rasche Ablesung 
der Gleichgewichtslage des ganz zur Ruhe gelangten Balkens. Deshalb ist es nötig 
den Apparat nach seiner Einstellung während anderthalb bis zwei Stunden unge¬ 
stört sich selbst zu überlassen. 
Nach der ersten Ablesung wird der Apparat nacheinander in die Lagen II, 
111, IV, V, und dann wieder in I gebracht, und, wenn es die Zeit erlaubt, wieder 
in die nachfolgenden Lagen, indem gleichzeitig die Gleichgewichtslagen u v n 3 , 
n i , n- 0 u. s. w. abgelesen werden. Die Zurückführung des Apparates in eine schon 
früher eingenommene Lage ist nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig, 
darum, dass der wohl sehr geringe, doch kaum ganz zu vermeidende Gang des 
Drahtes in Rechnung gezogen werden könne. 
Die Beobachtungen haben wir nachts angestellt, wo die Strahlung der Sonne 
und ihre einseitige wärmende Wirkung unsere überempfindlichen Apparate nicht 
stören konnte. 
