Astronomische Messungen. 
7 
ASTRONOMISCHE MESSUNGEN. 
Zu den astronomischen Messungen benützte ich ein Theodolit von Starke, 
welches sowohl am horizontalen, wie am vertikalen Kreise mittelst Mikroskopen 
5 Bogensekunden direkt abzulesen gestattet, und die einzelnen Sekunden noch 
sicher schätzbar sind. 
Die geographischen Koordinaten des Beobachtungsortes habe ich aus der 
Generalstabs-Karte entnommen. Die Zeit- und Azimutbestimmung geschah gewöhn¬ 
lich dicht hintereinander; diejenigen Fälle, wo die Witterung dies nicht gestattete, 
und das Azimut mit einem interpolirten Chronometer-Stande berechnet werden 
musste, sind in der folgenden Tabelle bezeichnet, und in solchen Fällen (es waren 
im Ganzen zwei) konnten immer ein oder zwei Kontroll-Beobachtungen gemacht 
werden. 
Zur Zeitbestimmung wurden in beiden Kreislagen 4—6 Höhenmessungen 
gemacht, zur Azimutbestimmung 3—4 Sonnendurchgänge in beiden Kreislagen 
beobachtet. 
Mit den Chronometern kam nur ein kleiner Unfall vor, nämlich das Chrono¬ 
meter Vorauer stand bei der Ankunft in Akali, doch gelang es dasselbe in Nagy- 
Väzsony wieder in Gang zu bringen. 
Die Resultate der Zeit- und Azimutbestimmungen sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt. Die Bedeutung der einzelnen Spalten ist klar. Die 
Kolonne /\'u enthält die Chronometer-Stände für die Länge von Berlin umge¬ 
rechnet, welche daher vom Gange der Uhren Aufschluss giebt. Die Werthe in [ | 
sind interpolirte Chronometer-Stände, weil es wegen ungünstiger Witterung nicht 
möglich war zur Zeit, als die Azimutmessungen stattfanden, auch die Zeitbestim¬ 
mung durchzuführen. 
Die mit + Zeichen versehenen, hinter den Uhrständen stehenden Zahlen 
sind die mittleren Fehler der Uhrstände; den Azimutwerthen folgen zwei solche 
Zahlen; die erste ist der mittlere Fehler des Südpunktes am horizontalen Kreise 
des Theodolits, ist also nur von den Sonnenbeobachtungen abhängig, während 
die zweite Zahl den mittleren Fehler des Azimutes der Mire bedeutet; in letzterer 
ist also auch die Unsicherheit der Miren-Einstellungen enthalten und diese ist 
also der mittlere Fehler der ganzen Azimutbestimmung. Von der Zuverlässigkeit 
der Azimutbestimmungen giebt auch die Übereinstimmung der einzelnen Azimut- 
Werthe Aufschluss, wo dasselbe Azimut öfter gemessen wurde. Es sei hier be¬ 
merkt, dass die Zuverlässigkeit der Azimutmessungen am meisten durch die 
Differenz der Miren-Einstellungen vor und nach der Sonnenbeobachtung leidet; 
die Ursache dieser Differenz ist unzweifelhaft die Form- und Ortsveränderung des 
Dreifusses — auf welchen das Theodolit gestellt wurde — in Folge der Sonnen¬ 
strahlung. Aufs Auffallendste beweist dies der Vergleich der zwei mittleren Fehler 
bei den Azimutwerthen: während nämlich der mittlere Fehler des Südpunktes 
kaum + 045' erreicht, ist der mittlere Fehler des Azimuts der Mire in einzelnen 
Fällen nahe + 04'. 
In Csopak, Badacsony und Fonyöd wurde das Azimut zweier Miren bestimmt 
