10 
Magnetische Messungen. 
Nach der Rückkunft: 
mit 
dem Reise-Instrument 
mit 
dem Wiener 
Lamont 
Mgt 1 
Mgt II 
Mgt PI 
Mgt P2 
26. Aug. 
0-20949 2. 
0-20949 2. 
27. Aug. 
0-20856 
3. 0-20852 
28. » 
20943 3. 
20943 2. 
27. * 
20843 
2. 20858 
20863 
Mittel: 
020945 
0-20946 
0-20851 
0-20856 
Reise-Instrum.: 0 20945 Wiener Lamont: 0 20853 
Korr. + 40 
020893 
Wiener Lamont. — Reise-Instrument = — 000052. 
Die Zahlen neben den Intensitäts-Daten zeigen an, aus wievielen Messungen 
das Resultat abgeleitet wurde. Die 0'00040 Korrektion, welche zu den, vom Wiener 
Instrument gelieferten Daten addirt wurde, findet ihre Erklärung in Liznar’s «Die 
Vertheilung der erdmagnetischen Kraft in Oesterreich-Ungarn» 1. Theil, pag. 9. Wie 
ersichtlich, zeigen die zwei Instrumente vor und nach der Reise dieselbe Differenz, 
woraus man schliessen kann, dass die Magneten-Constanten des Reise-Instrumentes 
sich nicht änderten und die Resultate miteinander vergleichbar sind. Doch zeigt 
sich in den Konstanten, verglichen mit denjenigen Werthen, welche in den 90-er 
Jahren gewonnen wurden, eine geringe Differenz. Zu jener Zeit waren die Kon¬ 
stanten : 0’67466 und 0-67865 1 2 ; jetzt würde sich ergeben: 0"67416 und 0'67814. 
Doch wurde diese Änderung der Konstanten bei der Berechnung ausser Acht 
gelassen, da die Vergleichung nicht mit einem absoluten Instrumente geschah, 
somit noch immer kleine Unsicherheit in den Konstanten übrig bleiben kann, 
ferner ist auch die Änderung nicht gross. Die Berechnung der horiz. Intensitäts- 
Werthe geschah nun mit den früheren Konstanten, bezw. mit folgenden Formeln: 
Magnet I. log//= 9'67466— log T — \ logsin y — 0 0000082 4 -f- 0'0000376 (4 — 4) 1 1 
Magnet II: logH= 9‘67865 — log T— \ logsin y - 0 0000082 4-f 0 0000723 (4—4)i 
Die Temperatur-Daten sind hier in Reaumur-Graden einzusetzen, u zw. be¬ 
deutet 4 die Temperatur während der Schwingungsbeobachtung und 4 jene bei 
der Ablenkungsbeobachtung; cp ist der Ablenkungswinkel, T die Schwingungsdauer. 
Es sei hier bemerkt, dass die Intensitätsmessungen, welche in O-Gyalla seit dem 
Sommer des Jahres 1896 zweiwöchentlich zur Bestimmung des 0 Punktes des 
Variation-Instrumentes ausgeführt wurden, durchschnittlich eine Differenz von 0 00006 
zwischen den durch die zwei Magnete gelieferten Intensitäts-Werthen erkennen 
lassen, u. zw. ist der mit Magnet II bestimmte Intensitäts-Werth um O’OOOOö kleiner, 
als jener, welchen Magnet 1 liefert. Hier wurde diese kleine Differenz in der Art 
in Betracht gezogen, dass sie zu den, durch Magnet II gelieferten Intensitäts- 
Werthen addirt wurde, mithin alle Messungen auf Magnet I reducirt wurden. 
1 S. Kurländer 1. c. pag. 13. Die Benützung dieser Konstanten giebt die Intensitäts-Werthe 
in mm. mgr. sec. Einheiten; in der vorliegenden Arbeit sind die Resultate in cm. gr. sec. Ein¬ 
heiten mitgetheilt. 
2 S. G. Schenzl: «Ütmutatäs földmägnessdgi helymeghatärozäsokra» 1884. pag. 181-—183. 
