34 
Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 
die dieser Apparat bietet, sind erstens die Steigerung des Auf¬ 
lösungsvermögens durch die Anwendung des sehr kurzwelligen 
Lichtes. Ferner ist damit die Durchlässigkeit der Objekte für 
ultraviolettes Licht leicht zu prüfen mit Benutzung der Photographie. 
Zahlreiche im weißen Licht durchsichtige Objekte zeigen nämlich 
im ultravioletten Licht beträchtliche Unterschiede in der Durch¬ 
lässigkeit. Drittens ist die physiologische Wirkung der ultra¬ 
violetten Strahlen auf lebende Objekte bequem zu untersuchen. 
In der vorliegenden Arbeit habe ich mich besonders mit der 
Frage nach der physiologischen Wirkung der ultravioletten Strahlen 
auf pflanzliche Objekte beschäftigt, hielt es aber für nötig, vor 
Beginn dieser Untersuchung mich über die Durchlässigkeit der 
Gewebe, Zellen und Zellelemente zu orientieren. Denn wenn wir 
wissen, wie die einzelnen Zellelemente das Licht absorbieren, und 
wie weit bei der Bestrahlung durch die natürliche Lage über¬ 
einander — die Zellen werden nür von einer Seite bestrahlt — 
die oberen Teile geschützt sind, so gelangen wir dadurch zu einer 
richtigeren Beurteilung der Wirkungen, die durch das ultraviolette 
Licht in den lebenden Zellen hervorgebracht werden. 
Die für die Untersuchung benutzte Köhl ersehe Einrichtung 
besteht in der Hauptsache aus zwei Teilen, dem Beleuchtungs¬ 
apparat und der photographischen Vorrichtung. 
Die Magnesiumlinie von 280 juu Wellenlänge wird dadurch 
gewonnen, daß das Funkenlicht zweier Magnesiumelektroden spektral 
zerlegt wird. Zur Gewinnung der Funken wird Gleichstrom von 
110 Volt in einen Induktor geleitet, der mit den Elektrodenhaltern 
verbunden ist. Die Unterbrechung des Stromes wird durch einen 
Simon sehen Flüssigkeitsunterbrecher (eine Abänderung des Weh¬ 
nelt-Unterbrechers) erzielt. 
Sämtliche Linsen und Prismen sind an dem Beleuchtungs¬ 
apparate aus Quarz, da Glas die ultravioletten Strahlen nur bis 
290 /liju Wellenlänge hindurchtreten läßt. Die von dem über¬ 
springenden Funken ausgehenden Strahlen werden durch einen 
Kollimator parallel gemacht und auf die Seitenfläche eines Quarz¬ 
prismas geworfen. Dann, von einem zweiten Quarzprisma noch 
einmal gebrochen, fallen sie auf den Kollektor, der sie zu einem 
etwa zehnmal vergrößerten Bilde des Funkens vereinigt, das auf 
einem den Strahlen entgegengestellten fluoreszierenden Schirm 
leuchtend sichtbar wird. Die Strahlen haben durch die beiden 
Prismen eine Ablenkung von 90° erfahren. Alle diese Teile des 
Beleuchtungsapparates sind auf einer optischen Bank verschiebbar 
angebracht. Durch ein unter dem Mikroskop befindliches Prisma 
werden die ultravioletten Strahlen dann senkrecht nach oben re¬ 
flektiert. Im Diaphragmenträger des Abbeschen Beleuchtungs¬ 
apparates liegt eine Uranglasplatte mit eingeätzter. Kreislinie, auf 
der das Funkenbild in die Achse des Mikroskops eingestellt werden 
kann. Darüber befindet sich ein Kondensator aus Bergkristall, 
durch den die Strahlen in der Objekt ebene zu einem Brennpunkte 
vereinigt werden. Für die Prüfung der Durchlässigkeit der Ob¬ 
jekte mit Hilfe der Photographie sind auch Quarz-Objektive und 
