Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 
35 
Okulare anzuwenden. Über dem Mikroskop befindet sieb an einer verti¬ 
kalen drehbaren Eisenstange die verschiebbare Kamera, 3 Quarz- 
objektive (I. 5,7 mm, n. A. 0,35; II. 2,5 mm, n. A. 0,85; III. 1,7 mm, n. A. 
1,25) sind dem Apparat beigegeben. Nach der Wahl des Objektives 
richtet sich auch bei den Aufnahmen die des Kondensorsystems. 
Für die schwächsten Monochromate ist das zweilinsige Kondensor¬ 
system anzuwenden, für die stärkeren Monochromate wählte ich 
nur den dreilinsigen Kondensor. Für die beiden stärkeren Systeme 
sind abgestimmte Glyzerinimmersionen vorhanden. Als Objektträger 
dienen senkrecht zur Achse geschliffene Plättchen aus Bergkristall 
von nur kleinem Formate 25 :30 mm, die zur bequemeren Han¬ 
tierung auf die Heidenhainschen Aluminiumobjektträger geschoben 
werden. Die Deckgläschen sind dünne, kreisrunde Plättchen aus 
amorphem Quarz von etwa 12 mm Durchmesser. 
Auf die Einstellung der Objekte gehe ich später ein. 
Bei den Untersuchungen über die physiologische Einwirkung 
dieser Strahlen auf Pflanzenzellen wurde das Deckgläschen durch 
ein gewöhnliches aus Glas ersetzt. Bei der Beobachtung ohne 
andere Beleuchtung zeigt sich dann im Gesichtsfeld an der Stelle, 
wo die ultravioletten Strahlen das Deckglas treffen, ein gelblicher 
Fluoreszenzfleck, so daß es leicht möglich ist, das zu bestrahlende 
Objekt genau in den Brennpunkt der Strahlen zu bringen. Bei 
allen diesen Untersuchungen benutzte ich nur den zweilinsigen 
Kondensor. 
Die Drähte für den primären Strom wurden an die Klemm¬ 
schrauben 6 und 8 des Induktoriums angelegt. Durch verstellbare 
Widerstände konnte die Stromstärke im Primärstrom von 1,5—2,8 
Amp. verändert werden. Die Elektroden bestanden aus Magnesium¬ 
draht. Bei Intensitäten von 2 Amp. abwärts benutzte ich als 
obere Elektrode Magnesiumband, um dadurch das mit schwächeren 
Intensitäten immer stärker werdende Hin- und Herflackern des 
Funkens abzuschwächen. Die Elektroden müssen, da besonders 
das Band schnell abbrennt, oft nachgesteilt werden und das un¬ 
regelmäßig abbrennende Band beschnitten werden. Die Länge 
des Funkens wird möglichst konstant auf 1 mm gehalten. 
Für manche Objekte erwies sich aber die strahlende Energie 
im Brennpunkte auch der schwächeren Intensitäten als noch zu 
schädlich. Ich mußte also die Intensität noch weiter herabsetzen. 
Bei Stromstärken unter 1,4 Amp. sprang der Funken nicht mehr 
regelmäßig genug über. Für viele Versuche war auch ein größeres 
Bestrahlungsfeld nötig, als es der Brennpunkt gab. Ich verstellte 
daher den Kondensor, so daß ich in der Ebene des Objektes ein 
Bestrahlungsfeld von 1 cm Durchmesser bekam, was mit Hilfe 
von Fluoreszenzpapier leicht genau herzustellen ist. Dadurch er¬ 
halte ich auch zugleich ein Bestrahlungsfeld von viel schwächerer 
Intensität. Bei allen Versuchen mit einem Bestrahlungsfeld von 
1 cm Durchmesser habe ich dies durch die Bemerkung „diffus“ 
gekennzeichnet. 
Das Mikroskop stand mitten auf dem dazugehörigen Tische 
und war mit der Fußplatte 40 cm vom Kollektor des Beleuchtungs- 
3* 
