38 
Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 
sind, so absorbieren im weißen Liebt noch gut durchlässige Objekte 
vom ultravioletten Liebte schon mehr und beben sieb daher stärker 
auf der Platte ab. Kleine Unterschiede in der Durchlässigkeit im 
weißen Licht werden im ultravioletten Licht stärker. Die An¬ 
wendung des kurzwelligen Lichtes, wodurch auf den Photogrammen 
die deutliche Differenzierung von einzelnen Gewebepartien und 
Zellelementen erzielt wird, kann aber zuweilen auch nachteilig 
werden insofern, als Elemente, die im weißen Licht noch deutliche 
Strukturen zeigen, für das Licht von 280 jllu Wellenlänge wegen 
der stärkeren Absorption dieser Strahlen völlig undurchlässig und 
strukturlos sind. Dies tritt deutlich hervor, wenn wir die Bilder 
der mit weißem und ultraviolettem Licht aufgenommenen Endo¬ 
dermiszelle von Iris germanica , Tafel I, Figur 3 und 4 vergleichen. 
Vor der Erläuterung der einzelnen Photographien will ich 
auf die Einstellung der Objekte für die Aufnahme noch näher 
eingehen. 
Die Einstellung durch einfache Beobachtung ist nicht möglich, 
da die durchfallenden ultravioletten Strahlen kein Bild in unserm 
Auge ergeben. Eine Einstellung auf einer fluoreszierenden, die 
Mattscheibe der Kamera vertretenden Platte ist wegen der schwachen 
Helligkeit des Fluoreszenzlichtes auch nicht zu erzielen. Köhler 
hat daher ein künstliches Auge für die Strahlen in dem sogenannten 
Sucher konstruiert, der aus einer Linsenkombination aus Quarz, 
die das abbildende System des Auges vertritt, und aus einer 
fluoreszierenden Platte, die die Netzhaut vorstellt, besteht. Dieses 
künstliche Auge wird über das Okular gebracht und das Bild, das 
auf der fluoreszierenden Platte zustande kommt, beobachtet. 
Das Bild, das durch die Fluoreszenz des vom ultravioletten 
Licht getroffenen Objektes hervorgebracht wird, wird durch eine 
Vorrichtung in dem Sucher abgeblendet, so daß nur das vom 
durchfallenden ultravioletten Licht entstandene Bild auf der Platte 
zu sehen ist. Dieses Bild zeigt aber ein gewisses Korn, weil das 
erregende Licht stets eine endliche, wenn auch nur kleine Strecke 
in die Platte eindringt, ehe es vollständig absorbiert- wird. Das 
Bild auf der Uranglasplatte zeigt also keine große Klarheit, reicht 
aber aus zur Orientierung über die Durchlässigkeit gröberer Ge¬ 
webeteile. Jedoch hat Köhler noch ein geeigneteres Verfahren 
angegeben. 0 
Die Einstellung wird darnach mit monochromatischem Licht 
vorgenommen. Das Präparat wird mit Natriumlicht zur Einstellung 
beleuchtet. Das Licht wird von einem Bunsenbrenner geliefert, 
der zwischen Mikroskop und Beleuchtungsapparat steht,. und in 
dessen Flamme ein mit geschmolzenem Natriumsalz' getränkter 
Bimssteinstreifen hineinragt. Der Wechsel zwischen Beleuchtung 
mit^Natrium- und ultraviolettem Licht vollzieht sich so sehr rasch 
und bequem. Obgleich das Auflösungsvermögen der Objektive bei 
p Köhler, Swingles Einstellungsverfahren für die Mikrophotographie 
mit u.-v. Licht. (Zeitsehr. f. wissensch. Mikroskopie u. Technik. Bd. 24. Heft 4. 
p. 363.) 
