Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 39 
der Beleuchtung mit Natriumlicht verhältnismäßig sehr gering ist, 
so erlaubt doch diese Methode eine genauere Einstellung als die 
mit dem Sucher. Die Fokusdifferenz wird dann durch Verstellen 
der mit einer Teilung versehenen Mikrometerschraube ausgeglichen, 
indem der Betrag, um den die Einstellung geändert werden muß, 
an einem geeigneten Objekt mit dem Sucher bestimmt wird. Dieser 
Betrag ist für die drei Objektive und für Beobachter von ver¬ 
schiedener Sehweite verschieden. 
Die Einstellung mit sichtbarem Licht wird nun aber un¬ 
bedingt notwendig bei der Aufnahme, wenn es sich um lebende 
Organismen handelt. Viele der mikroskopischen lebenden Objekte 
sind so empfindlich, daß sie eine Beleuchtung mit ultraviolettem 
Licht für die Einstellung selbst auf wenige Sekunden nicht ohne 
Schädigung und Vernichtung ihrer Form und Organisation ertragen 
können. Treten doch in ganz jungen Tradescantia -Zellen schon 
nach 30 Sekunden Bestrahlung Vakuolen auf. Zur scharfen Ein¬ 
stellung mit dem nicht gerade hellen Fluoreszenzbilde würde man 
aber doch immerhin längere Zeit benötigen. 
Auch die Beizung der Objekte durch die ultravioletten Strahlen 
bei der Aufnahme selbst ist auf ein möglichst geringes Maß zu 
beschränken. Und doch kommt es häufig vor, daß bewegliche 
Objekte, wie Oscillarien, Schwärmsporen u. s. w., auch wenn sie 
vorher in Buhe gelegen haben, während der Exposition durch die 
Beizung der Strahlen ihre Lage verändern und die Aufnahme miß¬ 
glücken lassen. Um diese Objekte möglichst in Buhe zu halten, 
wird das Wasser unter dem Deckplättchen soweit abgesaugt, daß 
es fest aufliegt. Das wenige Wasser verdunstet aber wiederum 
sehr schnell, was noch durch die beim Einstellen von der nahen 
Bunsenflamme ausgestrahlte Wärme befördert wird. Um das zu 
verhindern, umgab ich den Band des Deckgläschens mit Vaseline. 
Die Fäden von Spirogyra legte ich fest, indem ich sie möglichst 
straff zog und außerhalb der Deckgläser mit Vaseline befestigte. 
Besonders für das Objektiv III 1,7 mm, n. A. 1,25 ist das Fest¬ 
legen der Objekte nötig, da es eine sehr kurze Brennweite besitzt, 
so daß beim Senken des Tubus für die Einstellung mit dem ultra¬ 
violetten Licht nach der mit Natriumlicht, die Frontlinse dem 
Deckgläschen meist dicht anliegt und einen Druck auf dasselbe 
ausiibt. Der geringe Druck kann aber leicht das Objekt aus der 
Mitte des kleinen Gesichtsfeldes dieses Objektivs herausbringen. 
Dies ist um so unangenehmer, als bei lebenden Objekten doch nach 
dem Einstellen mit Natriumlicht eine Kontrolle mit dem Sucher 
nicht mehr vorgenommen werden darf. Bei nicht so empfindlichen 
oder toten Objekten ist dagegen mit dem Sucher noch kurz vor 
der Aufnahme die Einstellung, genügende Abblendung und Zen¬ 
trierung der Strahlen zu prüfen. Für den Beleuchtungsfunken bei 
den Aufnahmen wählte ich eine Stromstärke von 2,6 Amp. im 
primären Stromkreis. 
Im folgenden wollen wir auf die Ergebnisse der Untersuchungen 
eingehen und zunächst die Durchlässigkeit der pflanzlichen 
Gewebe für das Licht von 280 pp Wellenlänge näher betrachten. 
