86 BULL. 
A. MERMOD 
SEP. 22 
un système de soupapes à boyau pp' fonctionnant avec la plus 
grande facilité. Le diamètre interne des tuyaux moet des tubes 
à soupape n’est nulle part inférieur à 23 millimètres, ce qui 
est le diamètre moyen de la trachée. Grâce à cette disposition, 
ainsi qu’à une mobilité suffisante de la cloche, il est facile de 
respirer à travers ce gazomètre aussi longtemps qu’on le veut, 
sans en éprouver la plus légère fatigue. 
Il va sans dire que la respiration ne doit s’effectuer qu’à 
travers la bouche; on pourrait fermer l’ouverture postérieure 
des fosses nasales simplement en relevant le palais mobile » 
mais pour ne pas troubler le rhythme respiratoire, il m’a paru 
plus sûr et plus commode de fermer depuis l’extérieur la com¬ 
munication nasale au moyen d’une pince à ressort, à bran¬ 
ches doublées de caoutchouc. 
La cloche une fois remplie d’air expiré, dont je lis le volume 
sur les règles graduées, il s’agit maintenant de recueillir le 
gaz pour le soumettre à l’analyse. Je me suis servi dans ce but 
d’une bouteille I à volume exactement connu, et qui commu¬ 
nique avec la cloche au moyen d’un tuyau de caoutchouc S'S 
lequel se continue par un tube de verre $’$” plongeant jus¬ 
qu’au fond de la bouteille. Un poids a’ étant déposé sur la clo¬ 
che, celle-ci descend lentement, à mesure que le gaz expiré 
s’échappe par la bouteille : l’air d’abord contenu dans celle-ci 
est chassé et remplacé complètement par celui de la cloche ; 
du moins on peut admettre qu’il en est ainsi, lorsque cette 
dernière a fini de descendre et que les 40 ou 48 litres de gaz 
qu’elle contenait ont traversé la bouteille. Celle-ci étant donc 
remplie d’air expiré, qui est à la même température et à la 
même pression que celui qui se trouvait dans la cloche *, j’in¬ 
terromps brusquement la communication SS 1 et commence 
immédiatement le dosage de l’acide carbonique. 
1 La pression doit être nécessairement la même en A et en C , puisque 
les deux réservoirs sont en communication. Quant à la température , de 
nombreuses mensurations n’ont jamais montré entre la cloche et la bou¬ 
teille qu’une légère fraction de degré, que j’ai constamment négligée 
dans les calculs. 
