306 BULL. F.-A. FOREL SEP. 2 
Une nouvelle comparaison portant sur 110 jours me permet 
une approximation plus approchée. 
1877 
h Vevey. 
m. 
h Morges 
m. 
c. 
m. 
Février 
18 jours 
1.305 
1.495 
+ 0.190 
Mars 
31 » 
1.209 
1.392 
+ 0.183 
Avril 
30 » 
1.250 
1.437 
H- 0.187 
Mai 
31 » 
1.469 
1.660 
+ 0.191 
Moyenne + 0.188 
A supposer exacte l’équation du limnimètre de Morges (en¬ 
registreur), la correction du limnimètre à flotteur de Vevey 
serait de + 0 ra .188. 
Une opération de nivellement a été faite le 14 novembre 
1877 par M. L. Gonin, ingénieur cantonal vaudois. Voici les 
détails de cette opération. 
A 3 h. de l’après midi, le lac étant calme, la surface de l’eau 
a été nivelée et on a trouvé qu’elle était au-dessous du repère 
fédéral N.F. 71.2 m .245 
Ce repère est à la cote limnimétriqué absolue . 3 m .582 
Différence . . l ra .257 
Le limnimètre marquait à ce moment .... l m .065 
Différence, soit correction c du limnimètre de 
Vevey.+ 0 m .192 
Ce chiffre, qui ne diffère que de 4 mm de celui que nous avait 
donné une comparaison de 110 jours avec le limnimètre de 
Morges, est celui que nous adopterons comme représentant 
l’équation du limnimètre de Vevey à dater du 11 février 1877. 
Je trouve dans cette opération un contrôle intéressant de 
l’exactitude de l’équation du limnimètre enregistreur de Mor¬ 
ges. 
2° Limnimètre de Genthod . Règle en fer divisée en centimè¬ 
tres, fixée contre le mur du port, dans le Creux-de-Genthod, 
devant la propriété de M. Henri de Saussure. 
Correction c = + 0.012 m . 1 
1 Hirsch et Plantamour. Nivellement de précision de la Suisse. V, 357, 
Genève 1874. 
