9 
Такого рода измѣреніи производились, конечно, и раньше дли 
различныхъ гидротехническихъ н др. цѣлей, но, насколько мнѣ» 
извѣстно, эти измѣреніи ограничивались поверхностными сло¬ 
ями воды, Біологическая же Станціи измѣрила быстрому теченіи 
во всѣхъ слоях л., начиная съ поверхности и кончай .п ладон¬ 
нымъ слое мл» воды. Для этой цѣли была выписана отъ А. Ott’a 
въ Баваріи плавучая вертушка— Hydrometrischer Flügel von 
А. Ott in Kempten (Type VI d, des Kataloges 1910 — 11), 
которая, благодаря* своей тяжести, могла противостоять натиску 
и силѣ даже и весенней воды и свободно плавала горизонтально 
на любой глубинѣ. На фот. 4 и 5 табл. IV можно видѣть этотъ 
аппаратъ при спускѣ и при работѣ (поверхностно). Весь при¬ 
боръ спускается па кабелѣ, проволоки котораго на баркасѣ» 
привинчиваются къ соотвѣтственнымъ концамъ электрической 
батареи и звонка. Смотря по быстротѣ теченія, можно затѣмъ» 
заставить звонить его черезъ каждый или черезъ каждые 25 
оборотовъ вращающагося на переднемъ концѣ двухлопастнаго 
винта. На основаніи полученнаго числа оборотовъ въ 1 
секунду времени (п) можно затѣмъ вычислить и быстроту теченія 
въ 1 сек. (ѵ). По произведенной въ мартѣ 1912 года фирмою 
Ott' а провѣркѣ этого прибора быстрота теченія равняется: 
1) при п<Н.08 ѵ=0,3 90 пД-]/ 0.0200 п 2 ДО,Оо16 
2) при п>1,03 ѵ—0.53(1 п. 
V пасъ приходится пользоваться почти всегда второй болѣе 
простой формулой, только на днѣ иногда въ 1 сек. дѣлалось 
менѣе 1,03 оборота. Въ нижеслѣдующей таблицѣ привожу най¬ 
денныя данныя по измѣренію быстроты теченія въ рѣкѣ Волгѣ 
подъ Саратовомъ: 
