— 12 
welke buis zich naar boven door de ruimte tusschen beide 
kasten voortzet en naar buiten open is. In deze opening is een 
kurk met thermometer geschoven, die, ook als de toestel in 
werking is, kan worden afgelezen. Een dergelijke inrichting 
treft men eveneens achter in het rechtsche vak aan ; zij is 
dus in de figuur onzichtbaar. 
Tot de beschrijving der buitenkast overgaande, wijs ik in 
de eerste plaats op de beide wijdere schoorsteenen, die boven 
reeds genoemd werden. In het benedengedeelte van den 
achterwand zijn twee openingen, die elk een langwerpigen 
gasbrander doorlaten, zooals in de figuur duidelijk te zien is. 
Deze gasbranders zijn op vrij grooten afstand van den bodem 
der binnenkast aangebracht, zoodat zich hier hoegenaamd 
geen roet afzet. Zij rusten op twee rechthoekig gebogen, in 
de figuur zichtbare beugels, die aan de pootenvan de binnen¬ 
kast bevestigd zijn. 
Daar de vlammen des nachts moeten doorbranden, is het 
wenschelijk de inrichting zóó te maken dat zij zoo min 
mogelijk brandgevaar oplevert. Daartoe wordt de geheele 
toestel op een plank geplaatst, die met gegalvaniseerd ijzer 
bekleed is (niet met zink, daar dit spoedig barst). Ook zijn de 
branders door metalen koppelingen rechtstreeks met de gas¬ 
leiding verbonden. In de leiding bevindt zich een eenvou¬ 
dige, droge gasdrukregulator vóór iederen brander. 
De werking van den toestel is nu de volgende. De buiten¬ 
kast dient alleen om eene gelijkmatige verwarming te ver¬ 
krijgen en onnoodig warmteverlies tegen te gaan. De door de 
kleine vlammen verwarmde lucht stijgt tusschen beide kasten 
naar boven ; ook die, welke tusschen de deuren opstijgt, vindt, 
zooals men ziet, van boven een uitweg. Vervolgens strijkt de 
lucht door de ruimte tusschen de beide zolderingen, om door 
die tusschen de beide schooi steenen den toestel te verlaten. 
Op deze wijze wordt ook de binnenschoorsteen verwarmd en 
