19 — 
adoptée pour faciliter l’adaptation de tubes à chlorure de Calcium, 
mais nous avons reconnu bientôt que l’on peut se dispenser complè¬ 
tement d’employer cette substance. Dans la construction d’un appa¬ 
reil définitif on pourra donc supprimer presque toute la portion des 
tubes qui fait saillie extérieurement. 
La paroi supérieure de chaque compartiment présente une ouver¬ 
ture arrondie assez grande, à laquelle est adapté un tuyau de che¬ 
minée. Ce tuyau est entouré d'une cheminée plus large, qui est reliée 
à la caisse extérieure. A droite sur la figure la cheminée extérieure 
a été enlevée, de manière à laisser voir la cheminée interne. 
A la partie supérieure du compartiment gauche on voit un tube à 
paroi perforée; ce tube traverse l’espace compris entre les deux 
caisses et débouche à l’extérieur. L’extrémité supérieure de ce tube 
est fermée au moyen d’un bouchon perforé, dans lequel on introduit 
un thermomètre. Ce dispositif permet de lire la température pendant 
que l’appareil est employé. Une disposition semblable se trouve à la 
face postérieure du compartiment de droite : elle n’est donc pas 
visible sur la figure. 
Passons à la description de la caisse extérieure. Je rappelle tout 
d’abord les deux cheminées extérieures, déjà mentionnées plus haut. 
La partie inférieure de la paroi postérieure présente deux ouver¬ 
tures, qui laissent passer chacune un brûleur à gaz allongé, comme le 
montre clairement la figure. Ces brûleurs sont placés à une distance 
assez considérable du fond de la caisse interne, de telle sorte qu’il ne 
se produit aucun dépôt de noir de fumée. Ils reposent sur deux 
étriers pliés à angle droit, visibles sur la figure, et fixés aux pieds 
de la caisse interne. 
Comme les lampes doivent brûler nuit et jour, Il est désirable de 
disposer les choses de façon à éviter autant que possible tout danger 
d’incendie. A cet effet, l’appareil est placé sur une planche couverte 
* de fer galvanisé (et non de zinc, car ce métal se fend rapidement). 
Les brûleurs sont réliés aux conduites à gaz au moyen d’ajutages en 
métal. Sur le trajet des tuyaux se trouve un régulateur à pression 
simple, sans liquide, pour chaque brûleur. 
Voici maintenant comment l’appareil marche : la caisse extérieure 
sert uniquement à rendre le chauffage plus régulier et à éviter la 
déperdition de la chaleur. L’air chauffé au moyen des petites flam¬ 
mes s’élève entre les deux caisses ; il en est de même de l’air compris 
