— 542 
gebruikelijke microtomen verscheidene zijn, die voor de 
vervaardiging van paraffine-linten uitstekend zijn ingericht. 
Zij onderscheiden zich door een loodrecht op de bewegings¬ 
richting geplaatst mes, dat zoowel aan den top als aan de 
basis volkomen onwrikbaar bevestigd is, en tevens door 
eene automatische voortbeweging van het paraffine-blok. 
De zoogenaamde rocking-microtome van de Cambridge 
scientific instrument company en de microtoom van de 
Groot (1) zijn op zoodanige wijze ingericht en beide heb ik 
door een langdurig gebruik als in vele opzichten zeer bruik¬ 
bare instrumenten leeren kennen. Ook Caldwell’s groote 
en al te kostbare microtoom en die van Minot (2) behooren 
tot dezelfde categorie. Maar deze beide ken ik niet uit 
eigen ondervinding. 
Het zou inderdaad onze verbazing kunnen wekken, dat 
van dergelijke instrumenten nog altijd betrekkelijk weinig 
gebruik wordt gemaakt en menigeen zich vergenoegt met 
eene der vele soorten van slede-microtomen. 
Toch staan voor het gebruik met paraffine de laatste 
instrumenten, tenzij dan in zeer bijzondere gevallen, in alle 
opzichten verre bij de lintsnijdende microtomen ten achter. 
Wel is het waar, dat men met vele slede-microtomen ook 
linten verkrijgen kan, maar ieder zal toegeven, dat zij in 
dit opzicht zeer onvolkomen zijn ingericht. 
Toch is het in werkelijkheid zoo .vreemd niet, dat de 
lint-snijdende microtomen zich niet in de algemeene gunst 
verheugen, als men weet, dat zij bijzonder scherpe en op 
bepaalde wijze geslepen messen vereischen. In dit opzicht 
zijn de slede-microtomen gemakkelijker te behandelen, 
daar zij toelaten, dat men door voorzichtigheid en han- 
(1) Zeitschr. f. Wiss. Mikroskopie, IY, p. 145. 
(2) Ib., Y, p. 474. 
