— 543 — 
digheid aan de mindere scherpte van het mes te gemoet 
komt. De meer automatische wijze van werken bij de 
lint-snijdende microtomen daarentegen maakt, dat zelfs de 
kleinste onzuiverheid van het mes zich dadelijk openbaart 
en het lint op de eene of andere wijze doet mislukken. Om 
deze reden worden door sommigen de lint-snijdende 
microtomen zelfs geheel verworpen. 
Toch is het zeer gemakkelijk de messen voor deze 
instrumenten in voortreffelijken staat te brengen en te 
onderhouden, mits men slechts wete, op welke wijze men 
te werk moet gaan. Ik acht het zelfs een der groote voor- 
deelen van de Groot ’s en den Rocking-microtoom, dat men 
daarbij gewone scheermessen kan gebruiken, die men zelf 
kan slijpen en bijna zonder tijdverlies steeds volmaakt in 
orde kan houden. 
Het zij mij vergund van de methode, die ik volg, hier 
eene beschrijving te geven, daar ik overtuigd ben, dat • 
velen, door gebrek aan eene goede slijpwijze de voordeelen 
der paraffine-insmelting slechts gedeeltelijk ondervinden. 
Meer bepaald zal ik beschrijven, hoe scheermessen voor 
de Groot’s en voor den Rocking-microtoom worden gereed 
gemaakt. Dezelfde methode is echter voor alle lintsnij- 
dende microtomen dienstig en kan zonder twijfel ook 
aanwending vinden voor het snijden met schuin geplaatst 
mes bij de sledemicrotomen. Echter bezit ik in dit opzicht 
geen uitgebreide ondervinding, daar ik de sledemicrotomen 
voor het snijden van paraffine grootendeels ter zijde heb 
* gesteld, aangezien zij hier meestal geene voordeelen, maar 
wel groote nadeelen aanbieden tegenover de microtomen, 
die ik meer bepaald met den naam van « lintsnijdende » heb 
aangeduid. 
Mondeling heb ik mijne wijze van slijpen reeds aan 
