546 — 
Is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan, dan is 
het mes genoegzaam voorbereid en kan men den instru¬ 
mentmaker slechts dankbaar zijn, als hij er van afziet, te 
trachtende snede op zijne wijze volkomen scherp te maken. 
Men beziet nu de snede van het mes onder den micros¬ 
coop, bij 40-, tot 50-malige vergrooting. 
De spiegel wordt daarbij zóó gedraaid, dat het veld 
duister is. Het mes wordt met beide handen vastgehouden 
en onder den microscoop door geschoven. Van de micro- 
meterschroef wordt geen gebruik gemaakt, daar het 
gemakkelijk is, als het mes met den rug op de voorwerp- 
tafel steunt, de snede iets hooger of lager te stellen. Verder 
draagt men zorg den tubus zóó laag te schuiven, dat het 
volle opvallende licht op de snede en de daaraan grenzende 
deelen van het mes schijnt. Men ziet deze dan helder verlicht 
op donkeren grond. Naar mijne ondervinding is dit de beste 
wijze, om het slijpproces voortdurend te bewaken. 
Is het door den instrumentmaker voorbereide mes goed, 
dan zal men er geene scharen in aantreffen en zal de snede 
een rechte lijn vormen, die meestal duidelijke zaagtandjes 
vertoont. Een dergelijk mes is somtijds voor den microtoom 
reeds min of meer bruikbaar. 
Maar om het er volkomen geschikt voor te maken, moet 
men zelf de hand aan het werk slaan, en eerst het mes 
met een grover en sneller werkend slijpmiddel zijn defi- 
nitieven vorm geven, om vervolgens tot het volkomen 
scherp maken der snede over te gaan. 
Voor het slijpen maak ik geen gebruik van steenen, doch 
van een stuk dik spiegelglas (bijv. 9 mm.), dat bij eene 
lengte van 19 cm., eene breedte van 4,5 cm. bezit. Het 
heeft dus ongeveer den vorm van een gewoon oliesteentje 
en is breed genoeg om de geheele snede van het scheermes 
