— 552 — 
soms voor, dat zij eerst na herhaalde proeven het juiste 
treffen. Maar al spoedig verdwijnen deze kleine bezwaren. 
Wil men linten van doorsneden, die dunner dan 5 fx. 
zijn, vervaardigen — iets waartoe de rocking-microtome 
de gelegenheid aanbiedt—dan zal men tot andere slijp - 
middelen zijne toevlucht moeten nemen ; eene zaak waar¬ 
omtrent ik mij het doen van nadere meededeelingen 
voorbehoud. De met Weener-kalk geslepen messen geven 
in zoodanig geval wel samenhangende linten, zelfs als men 
tot 1 /x. dikte afdaalt, maar de doorsneden zijn dan sterk 
samengedrukt (niet gerimpeld) in de lengterichting van het 
lint, soms tot op de helft en minder van de afmeting van 
het paraffineblokje. Maar voor verreweg de meeste onder¬ 
zoekingen zijn doorsneden van 5 fx. dun genoeg. 
Het eenmaal geslepen mes wordt voortaan met Weener- 
kalk geregeld onderhouden, waartoe 1 of 2 minuten meestal 
geheel voldoende zijn. Zóó blijft een mes maandenlang 
uitstekend voor het gebruik. Slechts als er door eene of 
andere oorzaak scharen in gesprongen zijn, moet het 
opnieuw onder behandeling van den instrumentenmaker 
gesteld worden. 
Ten slotte vermeld ik, dat ik tegenwordig, zoowel voor 
proefblokjes als voor de insmelting steeds de harde paraf¬ 
fine der Cambridge scientific instrument company gebruik, 
waarvan het smeltpunt ongeveer bij 56° C. ligt. Zij geeft 
met goede messen de beste resultaten en de iets 
hoogere temperatuur schaadt, naar mijne ondervinding, 
zelfs aan de allerfijnste structuren niet. Het blokje aan ééne 
zijde met zachte paraffine te overtrekken, om de doorsne¬ 
den aaneen te doen kleven, is in bijna alle gevallen 
geheel overbodig. Slechts bij zeer lage temperaturen of 
zeer groote doorsneden verdient het aanbeveling. 
