— 300 — 
L’azimut nel passaggio W o nel passaggio E appare con lo stesso segno e con 
lo stesso coefficiente; quindi, se non vi è variazione nel suo ammontare, si deve ri¬ 
tenere nullo anche l’effetto dell’azimut sulla latitudine. Ma variazione può verificarsi 
o per movimento continuo sia della base dello strumento sia del pilastro, o durante 
l’inversione dello strumento. Supposto anche che esista un movimento non piccolo 
della base o del pilastro, il suo ammontare in uno o due decimi di ora dev’esser 
piccolo sempre e può essere interamente introdotto nel calcolo quando l’impianto 
comprenda almeno una mira e d’altra parte può anche esser eliminato, osservando 
coppie di stelle che abbiano la prima stella alternativamente a Est e a Ovest. L’am¬ 
montare per l’inversione non deve esistere in modo sensibile se lo strumento è buono 
e l’inversione viene fatta con garbo : del resto anche tale mutamento può esser 
scoperto con le mire e per di più è da tener conto che il coefficiente dell'errore per 
la latitudine per stelle non troppo lontane dallo zenit è minore di uno. 
Se per l’azimut ci si trova di fronte a una variazione dell’errore, per la incli¬ 
nazione dobbiamo considerare tutta la deviazione dell’asse di rotazione dal piano 
orizzontale, sono il coefficiente dell’ inclinazione riduce l’errore nella latitudine a 
circa */ 3 : quindi il suo ammontare va conosciuto con esattezza. È da notare che 
con l’ inversione dello strumento quando si legga la livella prima e dopo dell'osser¬ 
vazione di ogni stella, se non si commettono errori sistematici vi è da sperare in 
una eliminazione di piccoli errori accidentali. Certo si deve conoscere bene il valore 
delle parti della livella e si deve tener piccola l’inclinazione. 
Hanno effetto sull’azimut e sull’ inclinazione le irregolarità dei perni : essi, come 
è noto, non si eliminano con l’ inversione che toglie solo l’effetto di una differenza 
di diametro (dissimmetria) nell’inclinazione; nell’azimut la dissimmetria non ha 
effetto. Lo studio dei perni va dunque compiuto se non si banno buone ragioni per 
ritenere trascurabile l’effetto di tali irregolarità. 
Quale errore potremo temere nella inclinazione, quale nell’azimut, quale nella 
collimazione ? 
Ammettiamo che conoscendo bene il valore delle parti della livella, tenendo la 
inclinazione piccola, livellando con cura la inclinazione abbia un errore sistematico 
serale di 
0".05 
ed un errore accidentale di 0".l. 
la latitudine dedotta da una coppia sarà errata per l’errore sistematico di 
0".04 
e per l’errore accidentale di 
0".07 
quindi possiamo ammettere in complesso una latitudine errata di 
0".08 
e per nove coppie uua latitudine errata in media di 
0"05 
