— 305 — 
verticale a E e a 0 un arco di cerchio massimo abbastanza ampio per lo studio di 
errori sistematici che variino con la distanza zenitale. 
Un altro vantaggio notevole presenta il nuovo metodo rispetto ai classici; quello 
di un notevole risparmio di tempo sia come lunghezza dalla serata d’osservazione, a 
parità di numero delle singole determinazioni, sia come durata di una singola deter¬ 
minazione. L’avere un valore della latitudine in 6 o 7 minuti rende possibile stu 
diare le variazioni della latitudine a brevissimo periodo. 
Pratica dell’osservazione. 
Le osservazioni dei passaggi al primo verticale avvengono lungo la traiettoria 
della stella, che non è normale al filo che individua il piano traverso il quale i 
passaggi vengono osservati; gli errori sistematici che ne derivano quando si osservi il 
passaggio dietro i fili fissi possono essere relativamente forti ed è bene ricorrere al 
micrometro registratore. Ma anche col micrometro registratore ordinario si ha un 
inconveniente, quello che la stella non viene osservata nel mezzo del campo ; però già 
da un decennio Repsold ha costruito per le osservazioni dei passaggi fuori del meri¬ 
diano un micrometro registratore con il movimento dell’oculare contemporaneo a 
quello del filo, ma secondo una direzione inclinata rispetto alla direzione secondo la 
quale il filo si muove ed inclinata di un angolo variabile a volontà : il valore di tale 
angolo vien dato da un indice mobile rispetto a una graduazione di grado in grado; 
di modocbè rapidamente e bene si dà al movimento dell’oculare l’inclinazione dovuta. 
Con esso la stella vien sempre osservata al centro del campo, a meno che non sia 
assai vicina allo zenit. In tal caso si dovrebbe a rigore usare un angolo troppo pic¬ 
colo perchè l'oculare possa muoversi, ma anche allora, usando l’angolo minimo 
utile, l'osservazione avviene nella regione centrale. Del resto anche questo piccolo 
difetto può esser eliminato con una diversa costruzione. L’uso di questo micrometro 
è dunque preferibile a quello di ogni altro. 
All'eliminazione completa del primo termine dell’errore di collimazione col micro¬ 
metro filare si provvede con l’inversione; quando però si usi il micrometro registratore 
resta, come è noto, la parte di tale errore dovuta alla durata del contatto ed al passo 
perduto della vite. Tale parte non ha nessun influsso sulle nostre determinazioni di dif¬ 
ferenza dei passaggi, quando le due stelle di una sola coppia siano esattamente sullo 
stesso parallelo, ed altrimenti ha come coefficiente la differenza delle cosecanti delle due 
distanze zenitali moltiplicata per la cosecante della latitudine e quindi ha un influsso 
minimo e con coppie formate da stelle di ó non troppo diverse basta una cono¬ 
scenza non rigorosa dei due errori. Nello stesso modo si comporta l’errore che de¬ 
riva da osservazione in punti del campo non coincidenti nelle due posizioni dello 
strumento, quando si abbia la coincidenza dei punti d’osservazione delle due stelle 
di una coppia, quindi basta in tal caso con i buoni micrometri registratori usare 
per la riduzione il valore medio della rivoluzione. Parimenti un difetto nell’orien¬ 
tamento del micrometro non ha influsso se le stelle vengono osservate nella stessa 
