— 306 — 
regione del filo, nelle due posizioni dello strumento, o se la regione è la stessa 
in complesso per le due stelle di una coppia. 
L'impianto delle mire una ad E e una a ¥ è di molta utilità per'avere le 
variazioni di azimut, ed a esso si deve ricorrere quando si vogliono fare delle osser¬ 
vazioni in cui si cimentino tutte le moderne risorse della pratica dell’osservare affine 
di mettere in luce quantità estremamente piccole, ma poiché l'intervallo di tempo 
che passa tra una stella e l’altra di una coppia è piccolo, nel grandissimo numero 
dei casi inferiore ai dieci minuti, in buone condizioni d’osservazione si può ammet¬ 
tere uguale a zero la variazione di azimut e quindi tralasciare l’impianto delle mire. 
Queste giovano, ed una sola può anche bastare, quando si vogliano fare investi¬ 
gazioni sulle variazioni di latitudine, ma possono esser tralasciate, quando si tratti 
solo di una determinazione di essa. L’uso di due mire anziché di una, è di grande 
vantaggio, più ancora che per il controllo della loro stabilità, per riconoscere age¬ 
volmente gli spostamenti delle immagini che possono esser dovuti a cambiamento 
della loro forma e quindi del loro centro ed a rifrazioni laterali. Se si tien pre¬ 
sente che solo le variazioni d’azimut hanno valore e non l’errore d’azimut, s’intende 
come si debba prestare la massima attenzione agli spostamenti suddetti, quando non 
si possa o non si voglia ammettere nulla la variazione d'azimut fra i tempi di osser¬ 
vazione delle due stelle di ciascuna coppia. È da ultimo da tener presente che anche 
una variazione d’azimut abbastanza regolare durante le osservazioni, viene ad esser 
eliminata nel medio per l'osservazione alterna di coppie con la stella precedente a 
E e con la stella precedente a W. 
Per l’inclinazione dell’asse di rotazione dello strumento occorre naturalmente 
una buona livella, quale è quella di un buon strumento dei passaggi. Le condizioni 
in cui si ricorre qui alla livella sono differenti da quelle del metodo di Talcott e 
la livella nel nostro caso è di dimensioni maggiori, e dà indicazioni migliori, 
tuttavia è da ritenere che, se si avesse anche qui una livella a due fiale, la preci¬ 
sione del metodo potrebbe essere aumentata. 
Dato il carattere differenziale delle osservazioni, anche quando si vogliano 
eseguire osservazioni della massima precisione possibile, perdono ogni importanza 
le piccole variazioni che si possano verificare nel corso di una lunga serata, sia 
nell’ apparato micrometrico, sia nel cronografo. Solo occorrerà non alterare fra 
due stelle di una stessa coppia nè la posizione delle ancore nè la tensione delle 
molle, sia al cronografo, sia al relais, poiché questi cambiamenti portano una va¬ 
riazione sensibile del tempo di corrente, e, quando si usi il micrometro registra¬ 
tore, neppure conviene di pulire la rotella dei contatti fra le due stelle di una 
stessa coppia. 
Per le condizioni della cupola (simmetria, aerazione, fessura ecc.) e del terreno 
circostante valgono qui le norme consuete; solo è da tener presente che si tratta di 
rendere quanto più è possibile identiche le condizioni in cui sono osservati i passaggi 
delle due stelle di una coppia, di cui l’una viene osservata a E e l’altra a W ad 
altezze di poco diverse, quindi sono da eliminare le cause che farebbero deviare in 
azimut i raggi visuali di una delle due stelle, o, in diversa misura, quelli di entrambi, 
cioè cercare soprattutto la simmetria rispetto alla linea E W. 
