— 310 — 
che per i anche di qualche secondo d’arco può ridursi a 
r = | [« 2 — € 4 — £ 3 ] sen s seu 9 . 
che è paragonabile per la rapidità e comodità a quella delle osservazioni meridiane. 
11 termine ri ctg cp / tg 2 : vale 0 S .001 se r—Y e % e z hanno i valori corri¬ 
spondenti nella tabellina 
l 
7 
r.4 
ro° 
5''.9 
20° 
15" 
co 
0 
0 
co 
40° 
63" 
50° 
134" 
60° 
e proporzionalmente per altri valori di i , r , 0 di tutto il termine. Anche le altre 
formole date più indietro per la riduzione delle osservazioni al filo di mezzo, 0 a 
quello di collimazione zero, si prestano in modo ovvio per determinare il valore della 
rivoluzione. 
Il modo consueto di determinare l’ampiezza del contatto non è sufficiente per 
osservazioni di grande precisione, poiché è possibile che la velocità di rotazione 
abbia influsso sulla posizione che deve avere il contatto per permettere alla corrente 
di passare. È vero che ricerche in questo senso sono state fatte (vedi Astrono- 
mische Beobachtungen zu Kònigsberg, Abt. 42, pag. 17) e hanno portato alla con¬ 
clusione che l’ampiezza del contatto determinata nel modo consueto (cioè girando con 
velocità piccolissima il manubrio ed arrestandosi appena si sente battere il crono¬ 
grafo e leggendo la posizione della vite) è valida per tutte le velocità stellari, 
ma bisogna tener conto in ricerche di grande precisione che il fatto può esser pe¬ 
culiare di una data rotella dei contatti, ed anche delle condizioni in cui si trova 
una rotella determinata per un maggiore 0 minore logoramento. Il metodo tenuto da 
Gohn (loc. cit.) va usato con molta cautela perchè non sia dubbia nè l’istantaneità 
del contatto che viene a formarsi tra una sporgenza della rotella dei contatti ed una 
piastra fissa contro la quale va a battere quella sporgenza, nè la contemporaneità 
di tale contatto e della fermata della rotella (è necessario disporre per tal metodo 
di un motore a moto uniforme). 
Ed è altresì possibile che la lunghezza del contatto che risulta come differenza 
tra un contatto ed un distacco non sia uguale per cause diverse (prima tra esse per 
il magnetismo residuo), a quello che effettivamente deve essere usato, cioè distanza 
tra il luogo dei due contatti che si producono sulla stessa lamina l’uno.ad una estre¬ 
mità girando in un senso, l’altro all’altra estremità girando in senso opposto. Il modo 
di avere la giusta lunghezza, per le diverse stelle, è dato dal procedimento seguente: 
Osserviamo passaggi di stelle, invertendo lo strumento a metà dell’osservazione 
di ciascuna stella come si fa per l’eliminazione della collimazione, sia con il cir- 
