— 311 — 
cuifco dei segnali micrometrici nelle condizioni ordinarie, sia mentre nel rocchetto 
dei segnali micrometrici passa costantemente una corrente costante inversa a quella 
che viene a passare quando il circuito si chiude alla rotella dei contatti, di modo 
che si abbia nel rocchetto corrente zero quando vi è contatto al micrometro e corrente 
normale quando là il circuito è interrotto. Se i segnali di prima e dopo l’inversione 
vengono ugualmente combinati nelle duo specie di osservazioni, la grandezza (lun¬ 
ghezza del semicontatto o della seminterruzione moltiplicata per un coefficiente deter¬ 
minato) che va aggiunta in un caso, va tolta nell'altro e solamente quando si sia 
usato la giusta grandezza, i risultati di una stessa determinazione coincidono nei due 
casi, e quando non coincidono forniscono con la loro semidifferenza la correzione al 
valore usato. 
I cronografi a scrittura continua danno la durata del contatto o del distacco, 
alterata per l’effetto della tensione delle molle che comandano le penne: ma la 
media delle durate così ottenute osservando una medesima stella nei due modi anzi- 
detti è immune da tale alterazione. 
Naturalmente l'osservazione a coppie alterne con i due modi di osservazione, porta 
l'eliminazione di ogni errore derivante dalla lunghezza del contatto. 
Tutto questo in generale; è da tener presente che nelle osservazioni con il me¬ 
todo delle coppie la semiampiezza del contatto compare nella differenza di angolo 
orariy moltiplicata per la differenza delle cosecanti zenitali delle due stelle, e quindi 
non è necessario che sia conosciuta con una precisione estrema. 
Ci resta a dire della determinazione dell'azimut delle mire. Se 'si osservano 
passaggi di stelle a E o a 0 come si usa per determinare l’azimut di uno strumento 
in primo verticale e si aggiunge all’azimut dello strumento l'angolo fra l’asse ottico 
di questo e lé mire, si giunge agevolmente al risultato. Così se si ha un azimut 
che si presenta piccolo e si confronta il tempo calcolato del passaggio al primo ver¬ 
ticale con l’osservato, corretto questo di inclinazione e di collimazione, la differenza s 
si converte subito nell’errore di azimut strumentale con la formula data sopra 
a = — s sen <p 
mentre per un azimut forte si deve ricorrere alla formola generale 
cos d sen w cos t — sen d cos w 
tg a — - - -- - 1 
cos o sen t 
in cui t è il tempo del passaggio osservato e corretto dell’ inclinazione, della colli¬ 
mazione e dell'andamento dell’orologio. 
La quale formola si riduce alla migliore 
— sen (d -f- <p) tg y t -}- sen (<p — d) ctg \1 
2 cos d 
I* 
ed entrambe si possono ridurre ad essere calcolabili senza i logaritmi di addizione 
e di sottrazione. 
